10 Caijranica; Sur quelques procedäs de microphotographie. VI, 1. 



Dans mon appareil j'ai dispose trois thermometres : le premier 

 place apres la cuvette rectangulaire, qui se trouve en avant de ia len- 

 tille condensatrice, le second apres la cuvette circulaire, tout pres du 

 condensateur, le troisierae attacbe a la chambre obscure, pour avoir 

 la teraperature ambiante. 



La condition indispensable pour obtenir un clicbe vigoureux avec 

 im objectif fort , comme peut etre ^/o^ ä immersion , c'est d'avoir une 

 ilhimination süffisante pour impressionner la plaque sensible dans uu 

 tres court laps de temps. Or, avec la lumiere solaire, un bon concen- 

 trateur acbromatique de 1*40 A. N., condensant les rayons lumineux, 

 separes autant que possible des rayons calorifiques , par une lentille 

 directemeut sur le condensateur, ou sur le miroir si le microscope est 

 vertical, on arrive tres facilement ä remplir les conditions requises par 

 ce genre de photographies. Quand on emploie des objectifs de moyenne 

 force (de y4 ä Yg), la lentille condensatrice peut etre supprimee : et 

 avec les faibles pouvoirs (de 2 a '/a) le condensateur est inutile, et la 

 seule projection de la lentille suffit a l'impression. Pour obtenir une 

 illuniination egale sur toute la surface de la projection, il faut que le 

 cercle lumineux forme par la lentille eclaire uniformement l'objet. Ce 

 point est trfes important si Ton veut obtenir de bonnes microphotograpbies 

 rapides, En m'en rapportant aux nombreuses epreuves photomicrogra- 

 pliiques que j'ai pu examiner, le defaut d'illumination et le voile m'ont 

 paru les defants les plus communs a cette sorte de reproductions. II y 

 en a bien peu qu'on puisse regarder comme pouvant se soustraire ä la 

 critique la plus elementaire, pour la Photographie en geueral, et surtout 

 Celles obtenues avec les forts objectifs. 



Dans un des derniers numeros d'un celebre Journal micrographique 

 j'ai vu des photomicrographies de certains organismes, trouves dans le 

 sang d'un malade, qui sont seulement intelligibles quand on en voit le 

 dessin fait a la chambre claire! 



Ces positifs sont entierement volles : les contours indecis, et les de- 

 tails ä peine perceptibles. La susdite Photographie a ete obtenue par le 

 moyen de Yig immersion homogene de Zeiss, sur plaque isochromatique. 



Tous ces defauts tiennent ä une mauvaise Illumination de l'image, 

 car le ^ig donne de tres belies definitious. 



Quand on voit de semblables photographies, on est vraiment en 

 droit de douter de l'efficacite de ce mode de representation graphique 

 des prei)arations microscopiques, car le dessin manuel nous les fait voir 

 beaucoup mieux que la Photographie tandis que ce devrait etre justement 

 le contraire. 



