VI, 1. Capranica: Sur quelques proc^cläs de microphotographie. g 



grossissements , electriqne) comme d'habitude ^, et on se sert des pro- 

 ced^s photographiqiies ordinaires. 



II est sous-entendu qu'on doit se servir de plaques au gelatino- 

 bromure tr^s sensibles. Les plaques sensibles au no. 25 du sensito- 

 mfetre sorit necessaires. Pour les orthochromatiques, aucune ne peut sur- 

 passer les Perutz- Obernettee. Avec les Monchowen on obtient de 

 magnifiques epreuves jusqu'a '/^o ^^ seconde. 



Les manipulations pratiques decoulent de l'ensemble descriptif de 

 l'appareil. On commencera donc par l'etude directe de la preparation, 

 Selon ce qu'on se propose de reproduire. Les infusoires seront prepares 

 dans les ^^animalaäe cages'-'' ou, s'ils sont tres petits, dans une charabre 

 humide ordinaire (a Immersion). Le sujet ä choisir est subordonne ä la 

 reclierclie speciale, et il ne m'appartient pas de rien dire ä ce propos. 

 Je dois seulement rappeler que les organismes microscopiques ont des 

 mouvemeuts d'une rapidite tres diverse : il s'ensuit qu'on doit choisir 

 pour chacun un degre special de velocite de l'obturateur. En these 

 generale, mieux vaut disposer d'une velocite plus grande de celle qui 

 serait strictement necessaire, que de se servir d'un obturateur trop lent. 



II est essentiel d'interposer sur le passage des rayons solaires une 

 cuve remplie d'une Solution saturee d'alun ordinaire, pour absorber, au 

 moins en partie, les rayons calorifiques du spectre. Dans ce but j'em- 

 ploie une cuvette speciale, construite par Koeitska, qu'on peut placer 

 sous la platine, en surveillant avec un thermometre l'elevation de la 

 temperature. Si eile depasse 30 " ou 35 " C, on interposera, en avant 

 des lentilles condensatrices, une autre cuvette egalement remplie de 

 Solution saturee d'alun. 



Ce que je viens de dire est uue condition absolument sine qua non 

 de la reussite: pour la conservation des Instruments et des preparations, 

 car pour obtenir une photomicrographie rapide , surtout avec de forts 

 objectifs, il faut concentrer la lumiere tres energiquement , au moyen 

 des lentilles du condensateur , en la renfor§aut avec une forte lentille 

 achromatique, placee en avant du concentrateur, de maniere ä obtenir 

 une lumiere aussi intense que possible. Dans ces conditions l'elevation 

 de temperature est ä craiudre, soit pour le Systeme optique du con- 

 centrateur, soit pour la preparation, soit surtout pour les objectifs. 



*) Pour mes photographies rapides j'emploie toujours le soleil, en me 

 servant de l'heliostat de Hartxack. Quant ä la lumiere electrique, je n'en puis rien 

 dire, ne l'ayant pas assez experimentee pour pouvoir etre sur de son action, 

 mais au moyen d'une forte lampe remplagant le miroir, et avec de tres faibles 

 grossissements, on peut obtenir de bonnes Images. 



