8 Capranica: Sur quelques procedds de microphotographie. VI, 1. 



connus jusqu'ä present, mais je puis affirmer en tonte conscience leiir 

 bonte corame ,,s/aH^s" et comme partie optiqiie. Dans toiites mes 

 photographies micrographiques je n'emploie que des objectifs apochro- 

 matiques, surtoiit poiir les recberches delicates; et ceiix qui m'ont ete 

 foiirnis par Kobitska sont, en certains points, siiperieurs ä ceiix de 

 Zeiss, saus aiicnn doute '. J'ai etudie avec M. Casteacane, le celebre 

 diatoraologiste, im objectif a sec de 4 mm. Nons l'avons troiive extra- 

 ordinairement superienr ä tous les autres apocbromates de la meme 

 puissance optiqiie, compare a ceiix de Zeiss et de Reichert. J'ai du 

 modifier le corps du microscope pour y placer toiites les pieces possibles 

 daus le siibstage. Les appareils a polarisation sont disposes comme dans 

 le grand modele petrograpbique de Nachet , et le tube peut s'allonger 

 jusqu'a 30 cm, pour pouvoir etre employe avec les objectifs anglo-ame- 

 ricains. Sous la platiue est place im dispositif special pour obtenir une 

 lumiere oblique pure, Systeme invente et applique ä mon microscope par 

 M. Hasert d'Eisenacb. La platine u'etant pas mecaniqne dans le micro- 

 scope KoEiTSKA, a ete remplacee par celle de Reichert (Catalogiie XIV, 

 1888, no. 95 p. 34), que je considere comme la plus ingenieuse et la plus 

 pratique de toutes celles continentales, vu qii'elle n'alt^re en rien, les 

 „co«(?ew5cr.s" et les autres appareils du ^,siihstage^^. Le miroir peut 

 etre remplace par un prisme a r^flexion totale, ce qui donne une lumiere 

 plus pure et d'un pouvoir eclairant plus puissant. La vis micrometrique 

 est divisee et ä index indicateur, et peut donner le 500^""® de mm avec 

 une grande exactitude. Le reste du microscope ne presente rien de 

 particiilier meritant d'etre decrit, Ce microscope me sert exclusivement 

 pour les microphotograpbies rapides, car pour certaines reproductions 

 extremement delicates, telles que la resolution pbotographique des dia- 

 tomees etc., je me sers du „.stowet" grand modele de Powell et Lea- 

 LAND, ou d'un „sto«(^" de Ross, ayant la ,yStvinging tau piece'-'- pour 

 hl lumiere oblique. 



Mais, je le r6pete, ä l'appareil chercheur on peut appliquer n'im- 

 porte qiiel microscope, pourvu que le tube du corps puisse recevoir 

 celiii du chercheur. Le fonctionuement de l'appareil ne presente rien 

 de particiilier: on regle la lumiere (solaire et, si on emploie de faibles 



') Les apocbromates de Reichert et de Seibert sont excellents aussi: 

 J'emploie courramment le 4 mm de Reichert et le 16 mm de Seibert. Mais, 

 rapochromate extraordinaire et superieur ä tous, c'est le V2o de Powell 

 et Lealand avec 1'40 A. N. Je ne connais pas encore le V,„ avec 1'5 A. N. 

 mais ce que je viens de lire sur ses proprietes ne laisse aueun doute sur l'ex- 

 cellence de Fobjectif. 



