VI, 1. Capranica: Siir quelques procädäs de micropliotographie. 7 



verre depoli, peut s'effectuer, d'apres Moitessiee, en observant l'image 

 projetee, non par transparence, mais par reflexion, et recueillaut 

 l'image sur ime surface blanc-mate comme un carton ou une plaque 

 de gypse tres pur. II faut dans cette methode avoir une ouverture 

 laterale de la cliambre , pour observer par lä la projection ; aussi 

 ai-je fait pratiquer une fenetre de 8 cm par 5, qui s'ouvre sur un 

 cöte de la chambre, L'exactitude n'en souffre pas, et eile est meme 

 augmentee. 



Comme obturateur, ce chässis peut servir de deux manieres diffe- 

 rentes : soit qu'ou le cbarge entierement d'avance pour obtenir des photo- 

 graphies rapides, soit qu'on l'ouvre quand ii est dejä place dans la 

 chambre obscure, pour des poses plus ou moins longues. La rapidite 

 du passage de la toile-caoutchouc est au maximum de ^/^^ de seconde : il 

 ne peut convenir pour les instantanes tres rapides ^ mais en beaucoup 

 de cas il est süffisant et utile. Ainsi on peut se passer d'un obturateur 

 direct, reuui ä l'appareil chercheur, quand on peut l'adapter ä la 

 chambre obscure. Son utilite est encore rehaussee par la consideration 

 suivante: tout obturateur qui fait corps avec le microscope devrait 

 etre proscrit d'une maniere absolue, a cause des trepidatious qu'il doit 

 inevitablement causer par son declanchement, il est evident que ce 

 chässis ne peut iufluencer en aucune maniere le microscope, etant place 

 en arriere de la chambre, et la trepidation qu'il pourrait communiquer 

 ä cette derniere, ne peut ai'river comme Vibration au microscope que 

 d'une maniere tout-ä-fait inoffensive. 



Le chässis que je viens de decrire ä etö construit d'apres mes des- 

 sins par MM. Lamperti e Gaebagkati de Milan, d'une maniere tres 

 satisfaisante. Je decrirai ensuite deux autres chässis m^caniques, quand 

 je traiterai de la Photographie des mouvements consecutifs des ani- 

 maux microscopiques. 



L'appareil microphotographique, avec ses differentes parties reu- 

 nies, est complet. Tout microscope peut s'appliquer ä l'appareil cher- 

 cheur, specialement les modeles continentaux , comme ceux de Zeiss, 

 Nachet, KoEiTSKA ctc. C'cst justcmcut le grand modele de ce dernier 

 constructeur que j'emploie dans presque toutes les recherches courantes. 

 Ce microscope est un magnifique Instrument, construit d'apres les types 

 Zeiss, Leitz etc. A l'etranger les Instruments de Koritska sont peu 



>) Pour les differentes velocites des photographies rapides, j'accepte en- 

 tierement les idees et les classifications qu'en fait M. A. Agle (Manuel pra- 

 tique instantane, 1887, p. 4). 



