6 Capranica: Sur quelques procedes de microphotographie. VI, 1. 



Or, l'image qui vient se former sur le verre depoli, ne serait jamais 

 ä feil coiucidant avec celui du microscope, si on devait l'observer avec 

 un tube plus court, c'est-ä-dire ä une distance differeute. Ce sera donc 

 par experieace directe que Ton s'assurera de l'exactitude de la double 

 mise au point, et cela doit se faire avec une extperae rigueur, et sans 

 se contenter des approximations ; il faut au contraire s'assurer que la 

 mise au point soit d'une exactitude absolue. 



Pour toutes mes recherches j'ai choisi comme base la projection 

 d'un micrometre objectif. II faut voir tontes les ligues parfaitement 

 nettes et separees. Je remplace parfois le micrometre par une prepa- 

 ration de Pleurosigma ä sec, et pour quelques cas particuliers, comme 

 par exemple daus la reproduction de l'Ampliipleura , ou de quelque 

 bacterie, j'etudie la preparation directement. Apres avoir donc dis- 

 pose l'appareil chercbeur de la maniere decrite, on place le tube de 

 l'oculaire stereoscopique dans celui du microscope, et par une forte vis 

 de pression on fixe le pied de l'instrument sur la table de travail. La 

 chambre noire se trouve placee sur un support dont la hauteur cor- 

 respond ä celle du microscope, calculee du centre de la plancbette In- 

 terieure de la chambre. Au fond de celle-ci glissent les chässis et le 

 verre depoli, comme d'ordiuaire, mais on verra qu'on peut y sub- 

 stituer un chässis special qui remplit un triple but, c'est-ä-dire il fonc- 

 tionue comme chässis porte-glaces, comme support ä verre depoli, et 

 comme obturateur. Ce chässis se compose d'une boite carree de 6 cm 

 d'epaisseur: pourvue interieurement de deux cylindres sur lesquels s'enroule 

 une bände de toile-caoutchouc noire, completement impermeable ä la lu- 

 raiere. Les plaques et le verre depoli se placent comme dans les chässis 

 ordinaires sur des cadres rectangulaires. Un bouton metallique ä vis 

 serre plus ou moins le ressort qui fait mouvoir les cylindres, et un de- 

 clanchemeut pneumatique commande le mouvement, Pour fermer ou 

 ouvrir le chässis, on tire un cordonnet en soie, ce qui permet ä la toile 

 en caoutchouc de se derouler sur les cylindres, pour revenir ensuite ä 

 la premi^re position, traversaat avec une tres grande rapidite la sur- 

 face libre du chässis, oü se trouve exposee la glace sensible. On com- 

 prend tout de suite la grande utilite de cet appareil, car il permet d'ob- 

 tenir une exactitude absolue dans la mise au point, vu qu'on substitue 

 directement, et sans le moindre changement de surface, la plaque sen- 

 sible au verre depoli. II n'y a aucun autre Systeme, voire meme celui 

 tres perfectionne de l'appareil microphotographique de Roux-Verick, qui 

 puisse etre compare comme exactitude absolue au chässis que je viens de 

 decrire, On sait que la mise au point, au lieu d'etre obtenue par l'emploi du 



