VI, 3. Schilberszky: Schuellverschluss mikroskopischer Präparate. 279 



selbe nach dem gewagten Uebertragen in allen ihren Theilen unbe- 

 schädigt lind in ihrer (in der Beobachtungsflüssigkeit innegehabten) 

 zweckmässigen Lage verbleibt. Es Hessen sich ans meinen eigenen Er- 

 fahrungen zahlreichere diesbezügliche specielle Fälle als die vorher er- 

 wähnten angeben , wo winzige Präparate oder solche von äusserst 

 zarter Structur, wieder andere, bei welchen sehr oft die gegenseitige 

 Lage der Gewebeelemente, z. B. günstige Lage des Zellkerns oder 

 sonstiger luhaltskörper im Zelllumen in Betracht kommen, durch das 

 Uebertragen von einem Objectträger auf den anderen litten oder gar 

 ganz werthlos, unbrauchbar wurden. Ich gedenke daher, in diesen 

 Zeilen meine diesbezüglichen Erfahrungen bekannt zu machen, durch 

 welche diesen Unbequemlichkeiten wenigstens für gewisse Fälle abge- 

 holfen wird. Das Verfahren, welches ich befolge, ist ein zweifaches, 

 über dessen Zweckmässigkeit ich nach meinen — zwar nicht zahl- 

 reichen — bisherigen Erfahrungen ein befriedigendes Urtheil abgeben 

 kann, und ich glaube, diese einfache Methode wird nach einigen Ver- 

 suchen ohne Schwierigkeiten mit gleichem Erfolg nachgeahmt werden 

 können. 



L Das eine Verfahren besteht darin , dass das beobachtete und 

 zum Verschluss bestimmte Object — welches sich gewöhnlich in Wasser 

 befindet — durch behutsames Fortschieben des Deckglases möglichst 

 in die Mitte des Objectträgers gebracht wird. Ist das zwischen Object- 

 träger und dem Deckglase befindliche Wasser im Ueberfluss vorhanden, 

 so muss es mit einer Pipette oder durch einen Fliesspapierstreifen so- 

 weit entfernt werden , dass die Ränder des Deckglases vollkommen 

 trocken sind. Am besten thut man, wenn man das überflüssige Wasser 

 bis zum erwünschten Grade von selbst verdunsten lässt. Es ist sehr 

 angezeigt und rathsam, vor dem Abtrocknen der Deckglasränder ein 

 winziges Tröpfchen verdünnter Carbolsäurelösung unter das Deckglas 

 zu bringen, namentlich in solchen Fällen, wo die zu verschliessende 

 Beobachtuugsflüssigkeit kein destillirtes Wasser ist. Die Anwendung 

 von Carbolsäure hat hier den Zweck, die etwaige Ansiedelung oder 

 Vermehrung von Schizomyceten in dem verschlossenen Dauerpräparat 

 zu verhindern, welcher Uebelstand bekanntlich sehr leicht eintritt und 

 wodurch das zu erhaltende Object alsbald angegriffen, ja bei kleineren 

 Formen (Monoplastiden, kleineren Colonien) auch gänzlich vernichtet 

 werden kann. 



Nachdem die Deckglasränder vollkommen rein und trocken sind, 

 können wir nun zu dem eigentlichen Verschliessen übergehen , welches 

 in der üblichen Weise damit zu beginnen hat, dass die vier Ecken des 



