VI, 4. Referate und Besprechungen. 491 



derjenigen, welche Nachet * zu demselben Zwecke ersann. Am oberen 

 Tubusende eines umgelegten Mikroskops ist ein total reflectirendes 

 Prisma angebracht, welches die Strahlen in einen auf dem Haupttubus 

 senkrecht stehenden, für den Beobachter bestimmten Seitentubus leitet. 

 Die horizontale Camera steht mit dem Haupttubus in lichtdichter Ver- 

 bindung. Das Prisma schnellt durch Federkraft bei Seite, sobald der 

 Beobachter " auf eine Gummibirne drückt. Das Licht gelangt nun für 

 einen Augenblick durch den Haupttubus in die Camera und auf die 

 lichtempfindliche Platte, Im nächsten Augenblick ist das Gesichtsfeld 

 wieder verdunkelt. Zwischen Lichtquelle und Object stellt Verf. einen 

 Rahmen auf, der eine ebenfalls durch Federkraft seitlich zu verschie- 

 bende matte Scheibe trägt -. Letztere hat den Zweck, das grelle Sonnen- 

 licht zu mildern, während der Beobachter das aufzunehmende Object 

 durch den Seitentubus betrachtet. Derselbe Druck auf die Gummibirne, 

 welcher das Prisma bei Seite schiebt, thut ein Gleiches mit der matten 

 Scheibe, so dass während der Exposition das Object volles Sonnen- 

 licht erhält. 



Am Ende seiner Abhandlung schlägt Maektanner-Tuknkketscher 

 vor, um von beweglichen kleinsten Lebewesen schnell hintereinander 

 mehrere Aufnahmen machen zu können, an dem mikrophotographischen 

 Apparat eine Vorrichtung anzubringen, durch welche sich die licht- 

 empfindliche Platte in Rotation versetzen lässt. Der zwischen Licht- 

 quelle und Mikroskop anzubringende Momentverschluss müsse derart 

 functioniren, dass durch denselben das aufzunehmende Object in kurzen 

 Zwischenräumen momentan erleuchtet wird^. 



vail Heiirck, H., Les derniers progres de l'eclairage 



electrique applique ä la micrographie et ä la 



photomicrographie (Bull. See. Beige de Microsc. t. XIV, 



no. 2—7, 1889, p. 24). 



VAN Heüeck beschreibt das von Radiguet* in Paris verbesserte, 



PoGGENDOKFF'sche Zinkkohlc - Element. Drei dergleichen Elemente 



») Journ. R. Microsc. Soc. Ser. n vol. VI 1886 pt. 5 p. 842; cfr. diese 

 Zeitschr. Bd. IV, 1887, p. 72. 



^) Diese Scheibe fehlt bei der von Nachet empfohlenen Anordnung. 



^) Capeänica war der erste, welcher eine demselben Zwecke dienende 

 Vomchtung nicht nur vorschlug, sondern an seinem mikrophotographischen 

 Apparate auch wirklich anbrachte. Vergl. hierüber diese Zeitschr. Bd. V, 1888, 

 p. 228, und Bd. VI, 1889, p. 1. 



*) Paris, Boulevard des Filles-du-Calvaire 15. 



