492 Referate und Besprechungen. VI, 4. 



reichen aus, um ein helles Glühlicht zu liefern. Da jedoch die Strom- 

 stärke schnell uachlässt, erweist es sich als vortheilhaft, zwei Serien 

 von je drei Elementen zur Verfügung zu haben. Als Glühlampe ver- 

 wendet VAN Heueck die von Kagenaae in Utrecht nach Engblmann's 

 Angaben gefertigte. Auf einem Metallfuss befindet sich der Rheostat 

 und der Lampenständer. Der positive Pol steht mit dem oberen Theil 

 des Rheostaten in Verbindung. Der Strom durchläuft letzteren und ge- 

 langt dann in die Lampe; ein isolirter Draht stellt die Verbindung mit 

 dem negativen Pol her. Mit Hilfe eines Kugelgelenkes lässt sich die 

 Lampe nach jeder Seite hin verstellen. Da die Widerstände im Rheo- 

 staten genau geregelt werden können, so ist man im Stande, feine Ab- 

 stufungen in der Stromstärke hervorzubringen ^ 



Pelletail, J., Appareil microphotographique de MM. Bezu, 

 Hausseb et Co. (Journ. de Micrographie t. XHI, 1889, p. 189). 

 Der mikrophotographische Apparat von Bezu, Hausser et Co. ist 

 ein aufrecht stehender; das Mikroskop ruht auf einem kleinen, in der 

 Höhe verstellbaren Untersatz. Die Balgcamera wird getragen von einem 

 auf vier Füssen ruhenden Gestell; sie besteht an ihrem unteren Ende 

 aus einem hölzernen, mit seitlicher Thür versehenen Kasten, der mit 

 dem Tubus lichtdicht verbunden ist. Hinter dieser Thür befindet sich 

 eine matte Scheibe und hinter letzterer ein Spiegel, welcher sich mit 

 Hilfe eines seitlich angebrachten Riegels drehen lässt, bis er im Winkel 

 von 45 ** gegen die Horizontalebene geneigt ist. In dieser Stellung ent- 

 wirft er das mikroskopische Bild auf die soeben besprochene matte 

 Scheibe. Mit Hilfe dieser Vorrichtung soll man sich über das aufzu- 

 nehmende Bild Orientiren. Nachdem dies geschehen, bringt man den 

 Spiegel wieder in eine solche Lage, dass die Strahlen ungehindert zu 

 der am oberen Ende der Camera angebrachten matten Scheibe gelangen 

 können. Selbstverständlich muss nun von neuem scharf eingestellt 

 werden. — Die Verlängerung der Mikrometerschraube ist hergestellt 



') Die Einführung des elektrischen Lichtes in die Mikrophotographie ist 

 keineswegs eine Errungenschaft der Neuzeit. Donne und Foucault fertigten 

 schon im Jahre 1844 brauchbare Mikrophotogramme bei elektrischer Beleuch- 

 tung des Objects. Selbstverständlich konnte es sich damals nur um Bogenlicht 

 handeln, das mit Hilfe des constanten Stromes erzeugt wurde. Elektrische 

 Glühlampen wurden zuerst von van Heurck zu mikrophotographischen Ver- 

 suchen benutzt. (Bull. Soc. Beige de Microsc. 1882, t. X, p. 59; vergl. auch 

 diese Zeitschr. Bd. I, p. 161, 175, 264 u. 419.) Die Bedeutung des elektrischen 

 Glühlichtes für die Mikrophotographie ist wegen des relativen Mangels an 

 kurzwelligen blauen und violetten Strahlen eine untergeordnete. 



