418 Czapski: Ein System von der Apertur IGO. VI, 4. 



Diese Apertur selbst aber war bei den stärksten Apochromaten 

 nicht wesentlich grösser als sie schon vorher von Zeiss sowohl als von 

 anderen Optikern in ihren stärksten Systemen erreicht war. 



Ein Fortschritt über das mit den Apochromaten von 1886 Erreichte 

 hinaus ist nur möglich, indem man die Apertur um einen merklichen 

 Betrag steigert — und dabei womöglich dieselbe Feinheit der Strahlen- 

 vereinigung (Correction der sphärischen und chromatischen Aberra- 

 tionen) innehält, wie sie in jenen Systemen vorliegt. 



Diesem Fortschritt stellt sich aber ein ganz besonderes Hinderniss 

 entgegen, um eine Apertur «, z. B. 1*60 zu erreichen, ist es noth- 

 wendig, dass alle Medien zwischen dem Object o und der ersten Linse l 

 des Systems, sowie diese selbst, einen höheren Brechnungsindex, »?, 

 haben als a, also einen über 1*60 betragenden in unserem Falle. Denn 

 da der OefFnungswinkel der in das System eintretenden Strahlen praktisch 

 kaum über 150" betragen kann — indem doch Deckglas und Oelschicht 

 einen gewissen Abstand des Objects von der Froutlinse bedingen — 

 so muss wegen a = « . 5m w, n > a sein, weil sin u nothwendig <: 1 ist 

 und es darf zwischen Object und Frontlinse nirgends eine — wenn auch 

 noch so dünne — Schicht eines Mediums vorhanden sein, dessen Index 

 n' < a ist. Denn an einer solchen Schicht würde nach den Gesetzen 

 der geometrischen Optik der Theil des einfallenden Büschels, dessen 

 Apertur ^ n' ist, durch Totalreflexion abgeblendet und es bliebe 

 nur der Theil zurück, dessen Apertur a' -< n' ist. 



Nun bestehen aber gegenwärtig nicht nur die Frontlinsen der 

 Systeme durchgeh ends aus Crownglas von höchstens dem Index 1"56, 

 sondern es sind auch die käuflichen Deckgläser aus einem zu ihrer 

 Herstellung (durch Blasen) geeigneten Crownglas gemacht, dessen Index 

 ca. 1"52 ist und dementsprechend der Index der Immersionsflüssigkeiten 

 ebenfalls durchweg ca. 1*52. 



Beschränkt man sich auf die Anwendung dieser Materialien, so ist 

 keine höhere Apertur erreichbar als 1*45 in Maximo, wie die Praxis 

 dies auch bestätigt. Und will man über diese Grenze hinausgehen, so 

 muss man, wie oben ausgeführt, zunächst für Material zum Deckglas, 

 zur Frontlinse und zur Immersionsflüssigkeit Sorge tragen, dessen Index 

 noch höher ist als die erstrebte Apertur. 



Die zunächst ins Auge gefasste und in den vorliegenden Systemen 

 vollauf erreichte Apertur war nun, wie gesagt, 1'60. 



Als eine den sonstigen noch zu stellenden Ansprüchen genügende 

 Immersionsflüssigkeit bot sich das Monobromnaphthalin, dessen 

 Index ca. = 1*66 ist. Zum Deckglas und zur Frontlinse wurde — aus 



