420 Czapski: Ein System von der Apertur IßO. VI, 4. 



ist, wie es ilim gelungen ist, ein für Flintglasdeckgläser brauchbares 

 Medium vom Index 2*4 zu finden — das darzustellen muss ich füglich 

 diesem verehrten Herrn selbst überlassen. 



Eine dritte und vierte Schwierigkeit liegt für gewisse Anwendungen 

 noch in Folgendem: Will man die äusserste schiefe Beleuchtung an- 

 wenden, und will man hierin so weit gehen als das System es irgend 

 erlaubt, so gelten in Bezug auf den einfallenden Strahleukegel die- 

 selben Bemerkungen wie in Bezug auf den vom Object ausgehenden : 

 seine Apertur würde nicht voll zur Geltung kommen, wenn zwischen 

 Object und Condensor sich ein Medium befände, dessen Index 

 kleiner ist als die Ziffer, welche die Apertur angiebt und der Con- 

 densor selbst muss so construirt sein, dass er seinerseits die ge- 

 wünschte Apertur reichlich besitzt; mit anderen Worten: der Object- 

 träger muss auch aus Flintglas von N> 1-65 sein, zwischen ihn 

 und den Condensor muss beim Gebrauch ein Medium von N '> 1*65 

 eingeschaltet werden und die Frontlinse des Condensors muss jedenfalls 

 aus einem Flint von mindestens demselben Brechungsindex bestehen. 



Ein Condensor von dieser Beschaffenheit ist denn auch gleichzeitig 

 mit dem Systeme construirt worden ; ebenso sind Objectträger aus Flint 

 hergestellt worden, und beim Gebrauch ist zwischen sie und den Conden- 

 sor Monnobromnaphthalin eingefügt worden — ganz ebenso wie zwischen 

 Deckglas und System. 



Diese Einrichtung ist, wie gesagt, nur bei solchen Präparaten 

 nöthig, an denen die äusserste mögliche schiefe Beleuchtung erprobt 

 werden soll — wie z. B. Amphipleura pellucida — oder die man mit 

 vollständig offenem Beleuchtungskegel beobachten will. In allen 

 anderen Fällen, also namentlich bei centraler (axialer) Beleuchtung, 

 genügen gewöhnliche Objectträger aus Crown und der gewöhnliche 

 Condensor. Je nach der Apertur des letzteren und je naclidem man 

 zwischen ihm und den Objectträger eine Luftschicht lässt oder Wasser 

 resp. Oel einfügt, erhält man auch mit diesen Mitteln Beleuchtungskegel 

 von einer Schiefe beziehungsweise Oeffnung von 1*0 bis 1'4. Für die 

 meisten Zwecke, z. B. auch bacteriologische Studien, wird letztere wohl 

 ausreichen. 



Der Constructionstypus des Systems ist dem anderer apochroma- 

 tischer Systeme von grosser Apertur gleich. Auf die überhalbkugelige 

 Frontlinse von Flintglas (Index 1-72) folgt eine binäre achromatische 

 Linse. Ueber diesem Untertheil steht der für die Apochromate charak- 

 teristische Obertheil des Systems, auf dessen eigenthümlicher Zusammen- 

 setzung die Aufliebung der chromatischen Differenz der sphärischen 



