482 



Referate und Besprechungen. 



VI, 4. 



beide wird aber eine ganz feine Schicht Gold 

 eingeschaltet, welche das Licht durchlässt, 

 zugleich aber auch als Spiegel wirkt. Die 

 Brechung der Lichtstrahlen findet nach beige- 

 gebenem Schema statt. Befindet sich bei 

 das Auge des Beschauers, bei S der Gegen- 

 stand, bei S, das Papier, so werden die 

 Strahlen, welche von S kommen an dem zwi- 

 schen CB befindlichen Goldspiegel in Q, zum 

 Theii zurückgeworfen und treffen vereint mit 

 den von S, kommenden das Auge des Be- 

 schauers. Im übrigen empfiehlt Verf. diese 

 Camera nur für Aufnahmen von Landschaften, 

 Monumenten etc. P. Schiemenz {Neapel). 



Lindau, G., Ein neuer Messapparat für mikroskopische 

 Zwecke (Naturwiss. Wochenschr. Bd. IV, 1889, No. 24 p. 185). 

 Dieser „neue" Messapparat ist weiter nichts als das bekannte 

 LEESON'sche Goniometer •, das man zum Messen kleiner mikroskopischer 

 Krystalle verwendet. Das drehbare, mit Kreistheilung und Alhidade 

 versehene Ocular besitzt einen doppelbrechenden Quarzkrystall. Dieser 

 erzeugt zwei Bilder, ein extraordinäres und ein ordinäres von einem 

 Fadenkreuz, das sich im Brennpunkte des Augenglases befindet. Der 

 Abstand beider Fadenbilder richtet sich nach der Grösse der mit der 

 Alhidade ausgeführten Drehung, bei Nullstellung fallen beide zusammen, 

 bei 90 "-Stellung erreicht der Abstand das Maximum. Macht man nun 

 den Fadenabstand gleich der Ausdehnung des zu messenden Objectes 

 und hat man vorher bestimmt, welcher absoluten Länge die hierzu 

 nöthige Kreisdrehung entspricht, so ergiebt sich aus letzterer die erstere. 

 Verf. sagt darüber Folgendes: „Ist der scheinbare Maximalabstand der 

 Fadenbilder für eine bestimmte Gesammtvergrösserung v und für ein 

 bestimmtes Prisma gleich m Mikromillimeter, so wird bei einem Drehungs- 

 winkel 9 ihr Abstand 



A ^= m . sin cp, 



und es kann also A aus dem abgelesenen Winkel cp berechnet werden. 

 Die Constante m lässt sich leicht für eine gegebene Vergrösserung 

 durch Messen von Objecten bekannter Grössen feststellen. 



Wenn nun die wirkliche Grösse des zu messenden Gegenstandes r7, 



') Cfr. DippEL, Handbuch der allgemeinen Mikroskopie, p 645 Figiu' 457. 



