VI, 4. Referate und Besprechungen. 485 



wie die Zinkstaugen durch cylinderförmige Stücke C unterstützt sind. 

 Jede der angewendeten Zinkstangen dehnt sich bei einer Temperatur- 

 erhöhung um 1 C. um y4o mm aus ; diese Verlängerung wird aber 

 bei dem beschriebenen Apparat durch die Hebel B und L A mit 3 und 

 6 multiplicirt, also für die rechte Zinkstange auf ^%o ^^^ für die linke 

 auf %o ^^ erhöht und so theoretisch ein Ausschlag des die Schneiden 

 tragenden lieb eleu des von ^o ^^ für einen Grad Temperaturerhöhung 

 erzielt; praktisch zeigt freilich das dem Verf. vorliegende Exemplar 

 seines Apparates nur einen Ausschlag von ^-^iq mm, aber auch dieser 

 genügt reichlich für sehr genaue Regulirungen. — Die erwähnte Wasser 

 Zuleitung wird nur verwendet, wenn im Sommer bei hoher Aussen- 

 temperatur der Brütofen auf niedrigerer Temperatur gehalten werden soll. 

 Aus den Auseinandersetzungen des Verf. über die experimentellen 

 Grundlagen der Construction seines Regulators sei hier nur hervorge- 

 hoben, dass das Zusammendrücken eines Zuleitungsschlauches besonders 

 grosse Wirkung auf den Gasverbrauch des Brenners hat, wenn man 

 sich dem Punkte, wo der Brenner verlöscht, schon sehr genähert hat. 

 Für den beschriebenen Regulator folgt hieraus, dass das Zusammen- 

 drücken der Schläuche hier so geregelt werden muss, dass den klein- 

 sten Schwankungen der Nadel N die grössten Variationen der Mengen 

 des ausströmenden Gases entsprechen. — Der beschriebene Thermo- 

 regulator versieht seinen Dienst viele Monate in vorzüglicher Weise, 

 selbst in einem Brütofen, dessen Wände nur aus einfachem Glase ge- 

 wöhnlicher Stärke bestehen und der den Temperaturschwankungen der 

 Aussenluft voll ausgesetzt ist. Die Grössenverhältnisse dieses Regulators 

 sind von Vortheil, weil sie ihm gestatten, die mittlere Temperatur der 

 verschiedenen Schichten anzunehmen. Der beschriebene Apparat wird 

 von der Firma Fontaine (Paris) geliefert, Alfred Koch (Göttingen). 



Paoletti, V., Presentazione di un microtomo [Vorführung 



eines Mikrotoms]. (Atti della Soc. Toscana di Scienze 



Nat. Proc. Verb. Vol. VI, 1889, p. 180.) 



Das Mikrotom von Paoletti besteht aus einem gusseisernen (di ghisa) 



Fussgestell und einem vertical darauf stehenden Halter, welcher an den 



Enden zweier horizontaler Arme vermittels Zapfenlagern (imperniature) 



eine ziemlich dicke, stählerne Axe trägt. Letztere ist au ihrem unteren 



Ende mit einer Mikrometerschraube in Verbindung und kann durch diese 



in ihren Zapfenlagern senkrecht verschoben werden. Die Aufwärts- 



beweguug, d. h. die Dicke der Schnitte, wird durch einen 12 Theilstriche 



(= 001 mm) tragenden Quadranten und einen um die Axe sich drehenden 



