486 Keferate und Besprechungen. VI, 4. 



Zeiger regulirt. Der rechteckige Objecthalter ist mit dem einen Ende 

 an der Axe befestigt und trägt an dem anderen eine Handhabe, ver- 

 mittels deren er nach hinten und vorn in horizontaler Richtung ver- 

 schoben werden kann. Diese Bewegung wird durch zwei Schrauben, 

 welche das Kaliber der Zapfenlager der Axe reguliren, gesichert. Das 

 Messer befindet sich am oberen Ende des Trägers in einer Klemme und 

 steht fest. Die Vortheile dieses Mikrotoms sind nach Verf. Exactheit 

 der Bewegung und genaue Dicke der Schnitte. Eine Abbildung wird 

 nicht gegeben. P. Schienten^ (Neapel). 



Kitt, Th., Zwei praktische Utensilien für mikroskopische 

 und bacteriologische Arbeiten (Oesterr. Monatsschr. f. 

 Thierheilk. Bd. XIV, Jahrg. 1889, H. 5 p. 193 — 200; m. 

 2 Figg.). 

 1) Verf. erwähnt in seiner Abhandlung zuerst das verbesserte 

 CATHCAKx'sche Mikrotom, welches unter dem Namen „The Cathcaet 

 improved mikrotome" bekannt ist. Dasselbe lässt in bequemer Weise 

 die Anfertigung von Schnitten sowohl durch frische, mittels Aether- 

 zerstäubung zum Gefrieren gebrachte Gewebe, als auch durch in Alko- 

 hol etc. gehärtete Organe mit und ohne Paraffin- oder Celloidinein- 

 bettung zu. Beistehende Abbildung giebt am besten Aufschluss über 

 die Beschaffenheit dieses Mikrotom. Die Anwendung desselben schildert 

 Verf. folgendermaassen : Will mau von frischen Organen Schnitte 

 machen, so entnimmt man dem betreflfeuden Organe einen etwa 1 bis 

 2 cm breiten und 1 cm hohen Würfel und legt dieses Stück auf die 

 Mitte der Zinkplatte (vergl. Figur 1). In das dem Instrumente ange- 

 hängte Glasfläschchen wird Schwefeläther gefüllt, mit dem Gummi- 

 gebläse, von dem in der Zeichnung nur das Rohr angedeutet ist, wird 

 der Aether unter der kreisrunden Platte zerstäubt; die Verdunstung 

 desselben bringt in einer bis drei Minuten das Stück zum Gefrieren. 

 Der Aetherverbrauch ist sehr gering; für kleine Stücke genügen schon 

 circa 10 g, für grössere 20 bis 50 g. Nun ergreift man das zum Appa- 

 rat gehörende, hobelähnliche Messer (plane iron section knife) und 

 schabt in raschen, kurzen Zügen über den angefrorenen Brocken, indem 

 man den Hobel auf den seitlichen Glasleisten hin- und herschiebt, indem 

 man dabei mit der linken Hand die Mikrometerschraube dreht. Einige 

 Versuche sollen genügen, um sich die richtige Haltung des Hobels an- 

 zugewöhnen ; hierbei ist darauf zu achten , dass man möglichst gleich- 

 massig schabt und den spitzen Winkel, in dem der Hobel gegen die 

 Glasleisten gehalten wird, nicht verändert; da, sobald man diesen Hobel 



