490 Referate und Besprechungen. VI, 4. 



verfertigt, welcher für die kleinen Hauslaboratorien hinreichend ist. 

 Der Ofen ist also nichts Anderes als eine Miniaturform der Kocn'schen 

 grösseren Apparate , ein Zinkblechcylinder , mit Asbest umhüllt, mit 

 Deckel, in welchen das Thermometer einzustecken ist, mit einem Ein- 

 satzgefäss, in welches man die Kai'toffeln und anderweitige zu sterilisi- 

 rende Gegenstände legt, und unten mit einem durch den Rost abge- 

 trennten Wasserraum und Kupferboden. Er ist 36 cm hoch, hat 59 cm 

 Umfang, 18 cm Querdurchmesser, und beträgt die Höhe des Dampf- 

 raumes 24 cm. In diesem Ofen ist mittels Gas ein Liter Wasser schon 

 in 10 Minuten, mittels Spiritus oder Petroleum in % bis '/g Stunde zum 

 Sieden zu bringen. Zur Spiritusheizung sind am zweckdienlichsten 

 jene Brenner, welche aus emaillirtem Eisen bestehen und in verschie- 

 denen Eisen- und Geschirrhandlungen zum Preise von 2 bis 4 Mk. 

 käuflich sind , zur Petroleumheizung jene bei der eben erwähnten Ber- 

 liner Firma erhältlichen kleinen Oefen , auf welche der Dampf kochtopf 

 gerade passt (Preis 8 bis 9 Mk.). Der Preis des Ofens stellt sich auf 

 15 Mk. Die Sterilisirwirkung ist ganz die gleiche wie bei den grossen 

 Apparaten. Das Thermometer, welches in den Helm eingesteckt wird, 

 zeigt je nach dem Barometerstande eine Hitze von 98 bis 100 " C. des 

 abströmenden Dampfes an, so lange das Wasser im Geschirr siedet. 

 Mit 1 L Wasser kann die Dampfentwicklung 2 Stunden, mit 2 L 4 Stunden 

 unterhalten werden. Für kleinere bacteriologische Arbeiten, bei welchen 

 es sich um rasches Sterilisiren einiger Plattenschalen frisch eingefüllter 

 Nährgelatine und Agargläser, Kochen von Kartoffeln, Herstellung steri- 

 lisirten Wassers u. dgl. handelt, gebraucht Verf jetzt fast einzig diesen 

 bequemen Apparat und kann die Trockenöfen und übrigen Utensilien 

 wohl entbehren; hat sich derselbe doch durch mehrfache Prüfungen 

 überzeugt, dass diese Gegenstände in dem Miniatur -Sterilisirofen in 

 Y2 bis 2 Stunden für gewöhnlich ganz keimfrei zu machen sind. 



Nörner {DorotJieenthal). 



3. Mikrophotographie. 



Referent: Dr. med. R. Neuhauss in Berlin. 



Marttaimer-Turneretsclier, Appareil ä microphotographies 

 instantanees (Bull. Soc. Beige de Microsc. t. XV, no. 1, 

 1889, p. 4). 

 Um bewegliche kleinste Lebewesen zu photographiren, construirt 



Makktanner-Tukneektschee eine Vorrichtung, die sehr ähnlich ist 



