VI, 4. Referate und Besprechungen. 545 



F. Mineralogisch-Geologisches, 



Beferent: Professor Dr. Arthur Wichmann in Utrecht. 



Wülfing, E. A., Ueber eine Vorrichtung zum raschen 

 Wechsel der Beleuchtung am Mikroskope (Neues 

 Jahrb. f. Mineral. 1889, Bd. II, p. 199—202). 

 Wie der Verf. mit Recht hervorhebt, leiden die Vorrichtungen zum 

 üebergang aus parallelem in convergentes Licht bei mikroskopischen 

 Untersuchungen an einem gewissen Uebelstande, Man muss entweder 

 das Object zur Seite bewegen und die zweite Condensorlinse auf den 

 Nicol aufschrauben, oder den Polarisator vom Mikroskop entfernen und, 

 nachdem derselbe mit einer zweiten Linse versehen ist, wieder ein- 

 schalten. Behufs Abstellung dieses üebelstandes hat der Verf. einen 

 Apparat construirt — vom Mechaniker Zimjmeemann in Heidelberg aus- 

 geführt — , welcher einen beliebigen Wechsel aus der einen Beleuch- 

 tungsart in die andere gestattet, ohne dass dabei das Object von der 

 Stelle bewegt werden müsste, oder dass ein erheblicher Zeitaufwand 

 erforderlich wäre. — Unter dem Objecttische befindet sich ein ver- 

 schiebbarer Schlitten, an welchem zwei Mcols nebeneinander hängen, 

 von denen das eine zur Beobachtung mit convergentem, das andere zur 

 Beobachtung mit sogenanntem parallelen Licht eingerichtet ist. Mittels 

 zweckmässig erdachter Hebelvorrichtungen können nun beide Polari- 

 satoren unabhängig von einander hoch und niedrig gestellt werden, und 

 durch seitlichen Druck des Schlittens kann das eine Nicol an die Stelle 

 des anderen unter das Object gebracht werden, Stellschrauben sorgen 

 dafür, dass die Polarisatoren sich jedesmal in richtig centrirter Lage 

 befinden. Ein weiterer Vorzug der kleinen Vorrichtung ist, dass ein 

 unter dem Schlitten angebrachter Anschlag zur Seite geklappt werden 

 kann und so beide Polarisatoren zu entfernen gestattet, um bei gewöhn- 

 lichem Lichte zu beobachten. 



Fuess, R., Ueber eine Orientir ungsvorrichtung zum 

 Schneiden und Schleifen von Mineralien nach be- 

 stimmten Richtungen (Zeitschr. f. Instrumentenk. Bd. IX, 

 1889, H. 10, p. 349—352 u. Neues Jahrb. f. Mineral, 1889, 

 Bd. II, p. 181—185). 

 Die in umstehender Abbildung (Figur 1) dargestellte Vorrichtung 



erscheint in Verbindung mit der bekannten kleinen Haudmaschine des 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. VT, 4. 35 



