— 709 — 



]\Г!! 79 не потерп'Ьлъ сколько нибудь существенныхъ изменен!!!. Такт., изъ 

 ряда сравнений Л?. 79 съ актпнометромъ В1олля-Савельева получплось: 



Отношен1е 



Актин В.-Сав. 



Въ среднемъ изъ сравиешй въ 1906 году. . . 1.067 

 » » » » » 1909 году.. . 1.062 



» » » » » 1910 году. . . 1.065 



Изъ сравпен1й Л'? 79 съ другимъ компенсащоннымъ Л'я 127 получилось: 



,, . № 79 



Отношенш - ^. 



Въ среднемъ пзъ сравнен1Й въ 1909 году.. . 1.005 



)) » 1910 году... 1.014 



» » 1911 году.. . 1.014 



» » 1912 году.. . 1.012 



Друпе экземпляры компенсап,10ннаго прибора, прпнадлежащте Обсер- 

 ватор1и или бывш1е тамъ временно для сравпенш (Л'йЛ? 89, 98, 114, 115, 

 126, 149, 154) разнились отъ № 79 въ ту или другую сторону на 



1— 27о. 



Изъ мпогочисле1шыхъ сравнений прибора Л!; 79 съ актпнометромъ 

 ЗшиЬзошап ТпйШпИоп, прпсланпымъ изъ Вашингтона, получилось въ 1 9 1 1 г. 



отпошен1е °^.^ "^ ' = 1.06, т. е. величина того же порядка, какъ и полу- 

 ченная въ Вашингтон'Ь прп сравнеп1яхъ съ компепсацхоннымъ нрпборомъ 

 № 104 ^) или полученная въ Потсдам-Ь^) при сравнешяхъ другого экземпляра 

 актинометра 8тШ180п1ап 1п8111:и1шп съ прпнадлежащимп Потсдамской 06- 

 серватор1п компепсащонпымп, приборами. 



Вышеприведенные результаты сравнен1Й актинометрическихъ прибо- 

 ровъ въ Павловске позволяю гь сдЬлать слЬдующ1я два заключепгя: 1) что 

 20-тил'Ьтн1Й рядъ актинометрическихъ паблюдеп1Й въ Павловскй является 

 однороднымъ, п 2) что напряженхе солнечной рад1ащивъэтомъряд'Ь выражено 

 м'Ьрой, которая ыожетъ отличаться отъ мЬры, принятой въ другихъ ы-Ьстахъ, 



1) Н. К1тЬа11. 8о1аг Кас11а1юи е1с. ВпИсИп оГ 1Ье Моип1 "\Уеа1Ье1' ОЬз. Уо1. III, Рагз 2, 

 р. 83, 84. 



2) ДУ. Маг1с1). Усг^ЫсЬбтеззипёси ш!! Руг1:еИото(егп. Ег2еЪп188е с1ег Мс1;. ВеоЪасЬ». 

 III Ро{8(1ат 1т ЛаЬге 1911. 



Изв1!ст!а п. А. П. 101:3 



