— 844 



1 секунда временп соотв-Ьтствуетъ всего только ОД'Уп,, но несмотря на это, 

 благодаря тому, что заппсп получаются очень отчетливый, стангця въ 

 АасЬеп'-Ь даетъ вообще очень надежные моменты для начала отд4льныхъ 

 Фазъ землетрясен1я. Поправка часовъопред'Ьляется по телефону по сравиен1ю 

 съ Гамбургомъ. 



Собственный перходъ этпхъ маятнпковъ около 11^/^ секундъ, ыасга 

 каждаго 75 граммъ, нормальное увелпчен1е 100, затухан1е воздушное, 

 прпчемъ коэФФПщентъ затухания около 4; разстоян1е сосЬднихъ дцн1Й на 

 барабан-Ь около б^Д . 



Зимою микросейсмическ1я колебап1я 1-го рода бываютъ въ АасЬеп'-Ь 

 очень значительныя п выходятъ они на соотв'Ьтствующпхъ сейсмограммахъ 

 очень отчетливо. Этотъ тппъ маятнпковъ обладаетъ несомиЬнно некоторыми 

 весьма существенными достоинствами, но онъ чрезвычайно мало распростра- 

 ненъ. Для АасЬеп'а эти приборы являются основными и служатъ для пз- 

 сл-Ьдованхя дальнихъ землетрясений. Уличная 'Ьзда на нихъ не отражается, 

 равно какъ п работа мощнаго парового двигателя съ вертикальными цилин- 

 драми, находящагося въ блпжайшсмъ соседств Ь стапщп. Эта особен1Юсть 

 объясняется Наиззшапп'омъ тЬмъ, что стандхя стоить на скал'Ь. 



Для изсл-Ьдован1я близкихъ землетрясен1й на той-же станщи пмЬются 

 малый астатическ1й маятнпкъ "^1ес11ег1'а и его же малый вертикальный 

 сейсмограФЪ, работы 8р1п(11ег ипй Ноуег въ ббШп^еп'Ь. По словамъ 

 Наиззшапп'а оба прибора работаютъ весьма неудовлетворительно, причемъ 

 малый астатическш маятнпкъ ЛУ1ес11ег1;'а даетъ, повидпмому, въ отпошен1П 

 максимальной амплитуды истпниаго движен1Я почвы въ максимальной Фаз'Ь 

 землетрясен1Я, несогласные результаты съ показан1ямп Фотографически 

 регистрпрующпхъ маятнпковъ. Малый вертикальный сейсмограФЪ, несмотря 

 на то, что онъ им'Ьетъ температурную компенсацгю, по словамъ Наизз- 

 тапп'а, регистрпруетъ не столько землетрясен1я, сколько суточныя коле- 

 бан1я температуры въ помЬщенгп станц1П, которыя достигаютъ 2° С. 



На второй станщи установленъ одипъ большой астатпческ1Й маятнпкъ 

 'VV^^ес11е^^'а, но, такъ какъ и тамъ въ пом'Ьщеп1И станп,1п суточныя коле- 

 бан1Я температуры очень значительны, то записи нолучаются очень непри- 

 глядный, такъ какъ лин1и на сейсмограммахъ поочередно то сходятся, то 

 расходятся. Так1я записи трудно обрабатывать. 



Весьма любопытно, что па второй стапц1и,гд'Ь подпочва песокъ, ампли- 

 туды истиннага см'Ьщен1Я почвы при дальнихъ земдетрясен1й получаются 

 всегда значительно большими, ч-Ьмъ на первой станщи, гдЬ приборы уста- 

 новлены на скал-Ь, причемъ на большомъ маятпик-Ь ^аесЬегЬ'а осо5енно 



