— 1009 — 



Съ точки зр'Ьн^я практпческаго удобства и быстроты работы этотъ 

 методъ не оставляетъ желать ничего лучшаго. Недостаткомъ его является, 

 однако, изв'Ьстиый субгектпвпзмъ въ пзы1;рен1яхъ, основанный на чувствп- 

 тельностп зрительнаго воспр1ят1я. Мы не будемъ останавливаться на опп- 

 сан1и самаго метода, такъ какъ онъ изв-Ьстенъ уже сравнительно давно, хотя 

 по непонятному недоразуы-Ьнхю почта не применялся ботаниками. Мыдадпмъ 

 зд-Ьсь лишь описан1е того прибора, которымъ мы пользовались при нашей 

 работе и который после многократнаго испытания оказался вполнЬ практпч- 

 нымъ и удобнымъ. Нужно заметить, что одинъ изъ насъ уже копструпро- 

 валъ спец1алы1ый прнборъ для анализа хлороФилла'). Прпборъ этотъ, однако, 

 требуетъ сравнительно большого объема раствора для анализа, вследствхе 

 чего предварительная работа прпготовлен1я вытяжекъ значительно удли- 

 няется. Съ ц^лью сократить до возможнаго минимума объемъ пеобходимыхъ 

 для анализа вытяжекъ п гЬмъ выиграть время, мы построили новый прп- 

 боръ '^), устройство котораго состоитъ въ слЬдующемъ. 



Основную часть прибора составляетъ обыкновенный штативъ со сто- 

 лпкомъ а, совершенно сходный съ штатпвомъ для микроскопа. ~Въ столики, 

 однако, сдЬ.чано не одно, а два круглыхъ отверст1я; подъ каждымъ изъ пнхъ 

 къ нижней стороне столика привинчена гильза Ъ, въ которую помещена 

 ирисовая Д1афрагма с. Съ нижней стороны столика па двухъ колонкахъ 

 прикреплены два осветптельиыхъ зеркала с1, как1я обыкновенно употре- 

 бляются въ штативахъ для микросконовъ. Зеркала расположены такъ, что 

 при ихъ помощи можно направлять отран?енные лучи света ^ъ отверст1я 

 столика штатива. Къ вертикальной колонне штатива укреплены две метал- 

 лическ1Я трубки е^, е^, каждая изъ которыхъ приходится надъ соответ- 

 ствующимъ отверст1емъ въ столике штатива. Обе трубки устроены такимъ 

 образомъ, что ихъ передн1я обращенный къ источнику света половины мо- 

 гутъ открываться п замыкаться, какъ дверцы. Такое устройство металли- 

 ческихъ вертикальныхъ трубокъ предназначено для удобства помещен1я въ 

 нихъ измерительныхъ стеклянпыхъ трубокъ /'^ и (^ съ растворами. 



Въ металлической трубке е^ имеется сбоку съ наружной стороны ^) узк1Н 

 продольный прорезъ г для наблюдения за уровнемъ жидкости ; на трубке у про- 

 реза нанесены миллпметровыя делен1я, соответствующ1я делен1яиъ на находя- 



1) в. Любименко, I. с, стр. 97. — \7. ЬиЫтепко. Ьа сопсеп1га1!оп <3и р;етеп1 уег* 

 е! Га581т11а110п сЫогорЬуШеппе (Еётие §ёп. йе Во^аш^ие, 1. XX; 1908). 



2) Приборъ изготовленъ Фирмою Э. Лентцъ въ ВетцларЬ. 



3) На рисунк-Ь же этотъ прорЪзъ для наглядности пзображенъ на передней сторонЬ 

 трубки. 



Пзб4ст!я Н. а. Н. 1913. 



