— 1012 — 



будь источника св-Ьта. Мы въ нашихъ работахъ пользовались св'Ьтомъ спир- 

 токалильной лампы спнумбра, пропущеннымъ чрезъ стеклянный шаровидный 

 конденсоръ съ водой. Поворачивая зеркала, ыаходящтяся иодъ столикоыъ 

 штатива, направляемъ свЬтъ въ об-Ь металлическхя трубки такимъ образомъ, 

 чтобы получить два расположенныхъ другъ надъ другомъ спектра. ЗатЬмъ, 

 наблюдая чрезъ окуляръ мпкроспектроскона, уравпнваемъ интенсивность 

 спектровъ сначала грубыми движетями зеркалъ, азат4мъ расширенхемъили 

 сужен1емъ ирисовыхъ д1афрагмъ. Для точнаго уравнивания интенсивности 

 спектровъ лучше сузить щель мпкроспектроскона до возмоншаго предала, 

 такъ какъ глазъ легче улавливаетъ разницу при слабой напряиаднности св-Ьта. 

 Когда интенсивность спектровъ уравнена, вставляемъ въ металлическая трубки 

 об'Ь изм-Ьрительнын стеклянный трубки /", и /"д и снова пров-Ьряемъ интенсив- 

 ность обоихъ спектровъ. Зат'Ьыъ въ изм-брительную трубку /^ налпваемъ рас- 

 творъ, который долженъ служить единицей для сравцен1я. Толщину слоя этого 

 раствора мы регулируемъ при помощи крапа, выпуская пзлишекъ. Испы- 

 туемый растворъ наливаемъ въ сосудъ т, укрепленный на изм-Ьрительной 

 трубк-Ь /'^ , и при помощи крана р спускаемъ растворъ въ эту трубку. За- 

 тЬмъ, наблюдая чрезъ окуляръ микроспектроскопа соответствующую полосу 

 поглощения анализируемаго пигмента, увеличиваемъ или уменьшаемъ тол- 

 щину слоя испытуемаго раствора до т^хъ поръ, пока интенспвпость полосы 

 въ обоихъ спектрахъ будетъ совершенно одинакова. ЗатЬмъ чрезъ прор^зъ, 

 находящ1Йся въ металлической трубкЬ, отсчитываемъ найденную величину 

 слоя раствора. Принимая во вниманхе довольно большую длину нашихъ из- 

 мерительныхъ трубокъ, весьма важно, чтобы он-Ь были установлены въ 

 правильно вертикальномъ положен1п, а также чтобы ихъ запаянные нижнее 

 концы им'Ьли правильную полушаровидную поверхность и равномерную тол- 

 щину слоя стекла въ этомъ мЬсте. При иесоблюден1и этихъ услов1й нару- 

 шается чистота спектровъ и затрудняется наблюдеи1е полосъ поглощенш. 



Измерительный трубки могутъ быть изготовлены и съ плоскимъ дномъ, 

 которое въ такомъ случае должно быть хорошо отшлифовано. 



Если дело идетъ только объ относительпомъ количестве пигментовъ, то 

 для сравнен]я можно взять растворъ любой крепости и условно принять его за 

 единицу. Однако, для достижен1я желаемой точности въ исполне1пи анализа 

 совершенно необходимо брать растворы слабой концентрац1и. Крепость рас- 

 твора для хлорофилла должна быть такова, чтобы была видна только 1-ая 

 полоса поглощен1я, и притомъ, чемъ она будетъ слабее, тктъ лучше, такъ 

 какъ глазъ легче улавливаетъ разницу въ пнтенсивности поглощенхя, когда 

 соответствующее место спектра затенено слабо. Что касается ксаптоФИлла 



