— 313 — 



3° On aura soin que la pointe inférieure du bulbe soit 

 presqu'aii niveau de l'eau du vase, sans cependant la 

 toucher ; 



4° La mousseline sera de couleur vepte ; on veíUera a ce 

 qu'elle reste toujours humide et on la changera quand elle 

 n'absorbera plus normalement Teau ; 



5° L'eau doit étre bien propre; le soir (une heure 

 avant Tobservation, si on observe le soir aussi) on changera 

 l'eau si elle est corrompue, et on remplira le vase si elle 

 s'est évaporée. Jamáis on ne fera cette opération le matin 

 avant Tobservation. 



L'installation est bien simple. Comme il est nécessaire 

 qu'il n'y ait absolument aucun abri, et qu aucun objet ne 

 puisse influencer la température, on placera simplement le 

 thermométre sur deux supports, par exemple surdeux pieux 

 minees plantes dans le sol, a I'un desquels on íixera le vase 

 a eau. On s'arrangera de maniere a pouvoir le couvrir en cas 

 de giéle. L'instrument doit étre place á environ un métre et 

 demi du sol. 



Ainsi disposé, le thermographe vegetal nous mettra en 

 possession de données exactes qui nous expliqueront les con- 

 tradictions passées et presentes et nous sera un guide sur 

 dans Tavenir, Voici, par exemple, les principaux mínimum 

 observes pendantles essais de 1882-83 : 



Thermographe 



vegetal 



— 3.1 



— 4.8 



— 4.8 



— 5.4 



— 6.5 



— 8.6 



— 5.8 

 —10.8 



Voici encoré les minimum annuels obtenus á Tobser- 



