214 SOCIÉTÉ BELGE DE MICROSCOPIE. 



la vue distincte) par la longueur focale d'un objectif, tout 

 le monde sait que l'on obtient ainsi le grossissement 



250 



propre de l'objectif; d'où -j^ = 20,9 est le grossisse- 

 ment propre du B. Le grossissement propre de l'oculaire^ 

 de Zciss est 4. En multipliant 20,9 par 4, on aura l'am- 

 plification de la combinaison de l'oculaire 2 et de l'objectif 

 B dont il-s'agit avec une longueur de tube de 100. On 

 voit par ce qui précède que l'objeclitB devrait être appelé 

 le 12 mm. et l'oculaire 2 devrait devenir le 4 nombre 

 exprimant son amplification propre. 



Enfin la règle que nous avons indiquée ci-baut étant 

 rendue applicable, cbaque fois que l'on devra faire des 

 mesures avec l'objectif B ou le 12 mm. combiné à l'ocu- 

 laire compensateur 4 (160 mm. de long de tube) ou à un 

 oculaire 2 (146 mm. de long, de tube, etc.), la division 

 du micro-oculaire vaudra 12 /y.. 



Combien les transformations que nous indiquons 

 seraient faciles pour cbaque constructeur sans grands 

 cbangements dans les formules de construction ! 



Ainsi les anciens oculaires d'Huygbens construits par 

 Zeiss (1) porteraient : 



1 la désignation nouvelle 5 (grossis, propre). 

 -i — _ 4 _ _ 



3 — _ 5,5 — — 



4 — _ 7 _ _ 



5 — _ 9 — —(2). 



(1) Nous conseillons aux constructeurs d'adopter pour la longueur 

 focale deschitt'res ronds. 



(2) Nous supposons d'ailleurs que le loyer inférieur des oculaires 

 arrive au même niveau pour toutes la série des oculaires, ce (|ui est 

 vrai à i)cu de choses près. 



