'2li SOCIÉTÉ RELGE ItE MICROSCOPIK. 



également en raison inverse de la longueur focale de 

 l'objectif). De là, il est possible de déterminer, soit par le 

 calcul, soit expérimentalement, cette valeur à l'aide d'un 

 micro-oculaire et d'un micro-objectif en se mettant dans 

 les conditions que nous avons établies ci-haut. 



Prenons encore un exemple pour fixer les idées : 

 voici un objectif homogène de Leitz portant pour marque 

 i/10 de pouce : voyons s'il a réellement un dixième de 

 pouce de longueur focale. 



Prenons l'oculaire 4 compensateur muni du micro- 

 oculaire, la longueur du tube étant 160 u)illim.; nous 

 constatons dans ces conditions que 50 micro-oculaires 

 couvrent 1*2,5 divisions du micro-objectif, soit 125 

 microns; une division du micro-oculaire vaut donc 



125 



— — = 2,5 y^. Donc la longueur focale de l'objectif est 

 ou 



2,5 millim. (à peu près le 1/10 de pouce). 



Voici un autre exemple : procédant comme précédem- 

 ment nous voyons qu'avec le 6 de Nachet : 



50 micro-oculaires couvrent 20 centièmes de mm. 



ou 200 /y.. 



1 micro-oculaire couvre 20 centièmes de mm. ou 

 200 



= 4 



fX. 



50 



Donc le foyer du dit objectif est 4 millimètres. 



Inutile, pensons nous, de remarquer qu'avec l'ocu- 

 laire 2 de Zeiss la longueur de tube devrait être 145 

 millim. et qu'avec l'oculaire 5, elle devrait être 140 

 millim. pour opérer les essais qui précèdent. 



L'expérience apprendra quelle sera la longueur du 

 tube pour n'iuiporte quel oculaire, de n'importe quel 

 conlructeur. De ce que l'on vient de voir nous pouvons 



