BULLETIN IIKS SÉANCES. -2\ l 



fermé) pour arriver à ce que, avec l'objectif IG millim. 

 apocliromatique, 50 divisions du micro-oculaire cou- 

 vrent 80 divisions du micro-objectif ou 800 y,. L'expé- 

 rience une fois faite, on verra qu'on se trouve dans les 

 conditions relatées ci-haut pour les apochromatiques. 



Avec le S mm. apochrom. 50 micro-oculaires couvriront iOO/x.; 

 » 4- mm. apochrom. 50 micro-oculaires couvrironl 200/^; 

 » 2 mm. apochrom. 50 micro-oculaires couvriront 100 /x; 



Pour se trouver dans les mêmes conditions, avec 

 l'oculaire 2 (le Zeiss le tirage doit être porté à 14o mm. 



Il est évident que n'importe quel objectif répond aux 

 données qui précèdent si l'on observe les conclusions 

 auxquelles nous sommes arrivés : 



ainsi avec l'oculaire 4 compensateurs, à 160 mm. de 

 longueur de tube ; 



avec l'oculaire 2 d'Huyghens de Zeiss, à 145 mm. de 

 longueur de tube ; 



avec l'oculaire 5 d'Huyghens de Zeiss, à 140 mm. de 

 longueur de tube, 



une division du micro-oculaire vaudra combiné au : 

 B de Zeiss, 12 mm. de foyer — 12 /x. 



Nous avons constaté plus haut que la valeur d'une 

 division du micro-oculaire pour un même objectif était 

 fonction de la longueur du tube et de la longueur focale 

 de l'objectif (la valeur d'une division du micro-oculaire 

 est en effet en raison inverse de la longueur du tube et 



