210 SOCIÉTÉ DELGE DE MICROSCOPIE. 



ô mm. apocli. 5 //.. 



J5,o — ^>«^ /■'• 



-2-2 ,,„ 



1 , 5 — 1 , f j /^ . 



Zeiss construit un oculaire micromètre spécial, sur 

 le modèle de son ancien micromètre 5, en employant le 

 compensateur 6; le micro-oculaire porte une division 

 particulière calculée de façon qu'on obtient également 

 la valeur d'une division par la distance focale de l'objectif. 

 Cette construction était inutile, puisque l'ancien arsenal 

 micrographique renfermait ce qui était suffisant à de 

 nouveaux besoins; l'ancien micro-oculaire et le 4 com- 

 pensateur employés comme oculaire micromètre réali- 

 saient tout ce que l'on pouvait désirer; peut-être Zeiss 

 ne s'est-il pas aperçu de cela? 



11 est facile de s'assurer qu'en augmentant la longueur 

 du tube du microscope la valeur d'une division du 

 micro-oculaire diminue; réciproquement en diminuant 

 celte longueur, l'inverse a lieu. De tout ce qui précède, 

 on peut conclure que la valeur d'une division du micro- 

 oculaire, pour un même oculaire, est fonction de la lon- 

 gueur de tube et de la longueur focale de l'objectif; de 

 là, il est possible d'arriver à la détermination de cette 

 dernière valeur comme nous le verrons par la suite. 



La règle que nous avons établie plus haut peut être 

 applicable à n'importe quel oculaire et à n'importe quel 

 objectif. 



Un exemple va nous édifier à ce sujet : employons 

 l'oculaire o de Zeiss (l'ancien oculaire micromètre muni 

 du micro-oculaire 50 millimètres divisés en 50 parties); 

 il faudra une longueur de tube de 140 millim. (les 

 microscopes de Zeiss auront le tirage complètement 



