BULLETIN DES SÉANCES. 20!) 



50 divisions du micro-oculaire couvrent 40 divisions 

 du micro-objectif ou la valeur de 400 y.. 



50 divisions du micro-oculaire couvre la valeur de 

 400 



c) avec l'objectif 4 millim. apocliromatique, 



50 micro-oculaires couvrent 20 micro-objectifs ou 



200 ^, 



200 

 1 micro-oculaire couvre donc la valeur de -^77 = 4/^. 



50 



d) avec l'objectif 2 millim. apochromatiqite, 



50 micro-oculaires couvrent 10 micro-objectifs ou 

 100 y.. 



I • 1 ■ I 1 1 100 ^ 



i micro-oculaire couvre la valeur de -t^tt =2 f^. 



oO 



II résulte de ces essais que dans les conditions énoncées 

 ci-baut, à savoir : la longueur du tube étant 160 millim. 

 et l'oculaire employé étant le 4 compensateur de Zeiss, 

 la valeur d'une division du micro-oculaire (1/2 centim. 

 divisé en 50 parties) égale en microns le nombre qui 

 exprime la longueur focale de l'objectif avec lequel on 

 opère. 



A notre avis cette remarque a une grande importance; 

 en effet, quand on voudra faire une mesure avec un objec- 

 tif apocliromatique, il suffira de se servir de l'oculaire 

 4 muni d'un micro-oculaire ; cbaque division de ce 

 dernier vaudra autant de microns que la distance focale 

 de l'objectif vaut de millimètres. Ainsi une division du 

 micro-oculaire vaudra avec le : 



16 mm. apocb. 16 ^. 



8 — 8 /u,. 



4 — .4 /z. 



