MESURES DANS LES 



RECHERCHES MICROSCOPIQUES 



KT DETERMINATION DE LA 



DISTANCE FOCALE DES OBJECTIFS 



PAR 



P. FK4\COTTE 



Quand on introduit un micro-oculaire formé d'une 

 lame de verre sur laquelle un demi centimètre est divisé 

 en cinquante parties, dans l'oculaire 4 compensateur de 

 Zeiss (1), et qu'en même temps on examine (la longueur 

 du tube du microscope étant portée à 160 millim.) un 

 micro-objectif (un millimètre divisé en 100 parties), on 

 obtient les résultats suivants : 



a) avec l'objectif !(> millim. apocliromalique, 



50 divisions du micro-oculaire couvrent 80 divisions 

 du micro-objectif ou la valeur de 800 fjc ; 



D'où 1 division du micro-oculaire couvre la valeur de 

 800 ... 



b) avec C objectif 8 millim. apocliromalique. 



(I) Dévisser le verre do l'œil el placer le micro-ocukiii'e sur le 

 diaiihragme. Tourner légèreiiieiil à droite ou à gauche le verre de l'œil 

 de façon à mellre au foyer les divisions du micro-oculaire si cela est 

 nécessaire. 



