MICROTOME A LEVIER 



Encouragé par le succès du microtome, inventé par 

 moi en 1887, j'ai travaillé depuis sans cesse à pertec- 

 tionner mon système, tout en le simplitiant. 



Il y a environ trois ans que j'ai réussi à réduire de 

 40 p. 100 le prix du microtome, et l'instrument, bien 

 que ne coûtant pas plus de soixante-quinze florins, ofïre, 

 en outre, comparé au modèle primilif (1), les avantages 

 suivants : 



1° L'instrument est en tous points plus solide; ^ 



2" La lame ne peut dévier; 



5° La lame peut-être fixée sous des angles très divers, 

 à la façon des microtomes Jung. 



4-" Le mouvement est imprimé, non par la rotation, 

 mais par l'oscillation d'un levier (2); 



5° Le bloc de parafine contenant l'objet à découper 

 glisse avec légèreté et facilité sous la lame, sans les 

 secousses que produit la rotation ; 



6° Il est devenu aisé de fixer l'object dans le micro- 

 tome et de l'en détacher ; 



7" La régularisation de l'épaisseur des coupes se fait 

 très simplement; cette épaisseur peut être fixée à ^2 1/2, 

 5, 7 1/2, 10, etc. microns; 



8° Les dimensions des coupes peuvent être portées h 



(1) Voyez : Zeitsclir. f. Wiss. Mikroscofiie. Bd. IV, p, Uo. 



(2) Grâce à ce dispositif il osl possible de couper des objets durs 

 tels ; utérus, mâchoire de rhonime, etc. 



