78 SOCIÉTÉ BELGE UE MICIIOSCOPIE. 



4 1/2 cm-, tout en demeurant réunies en forme de bande. 



Ceux qui doivent recourir de temps en temps à la cel- 

 loïdine, pour faire seulement quelques coupes, trouve- 

 ront dans mon microtome un instrumentquiles satisfera. 



Dans ce cas on attache le bloc de celloïdine, qui con- 

 tient l'object, de la même manière, au porte-object, que 

 si c'était un bloc de parafme; c'est-à-dire qu'on chauffe 

 la parafine à 60° c. et on en applique à la surface du 

 porte-object, on colle sur celui-ci le bloc de celloïdine, 

 dont les côtés qui se mêlent avec la parafine doivent être 

 préalablement bien séchés. On doit soigner à ce que les 

 côtés du bloc soient bien entourés de parafine, de manière 

 que le bloc de celloïdine forme une sorte de pyramide 

 dont le sommet serait aplati. 



Dès que la parafine s'est un peu refroidie on peut faire 

 passer le bloc dans l'alcool. 



Pour ceux qui coupent toujours leurs préparations 

 dans la celloïdine, un microtome spécial est nécessaire; 

 mais j'ose leur recommander de faire l'essai de fixer 

 le bloc de celloïdine ainsi que je viens de dire parce que 

 cela donne une fixation stable que l'on ne peut jamais 

 obtenir avec la celloïdine liquéfiée sur une mèche de 

 sureau (1). 



DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU MICROTOME 



Quatre petites colonnes, formant les pieds, portent 

 un rectangle de fer dont les grands côtés portent deux 

 rails d'acier. Sur ces deux rails peut glisser un très lourd 



(1) Il est de iDoninicniion de compléler le microlome à levier pour la 

 celloïdine. et si j'y parviens j'aurai le plaisir d'envoyer la descriplion de 

 celle inoditicalioa à la Sociélé bcii^e de niicroscopie. 



