KULLETIN DES SÉANCES. 73 



microscopes continenlaiix,sont avec base en fer à cheval 

 comme la plupart des modèles des constructeurs alle- 

 mands, français, italiens. Mais M. Leitz les construit 

 aussi sur trépied comme beaucoup de> modèles anglais; 

 un même statif peut s'obtenir avec l'un ou l'autre système 

 de support. Le système à trépied a du bon et a été pré- 

 conisé par un certain nombre de micrographes. Comme 

 le. montrent certaines des planches accompagnant cette 

 note, c'est la seule différence qui existe entre plusieurs 

 statifs totalement semblables dans tout le reste de leur 

 construction. 



Le grand modèle, représenté dans notre pi. III, est 

 composé d'un pied en fer à cheval et d'une monture 

 pouvant plus ou moins s'incliner. L'inclinaison est fixée 

 par une clef adaptée sur le montant du statif. Le tube du 

 microscope est muni de deux mouvements; un mouve- 

 ment rapide par double crémaillière, un mouvement lent 

 par une vis de rappel divisée. Le tube est à glissière, sa 

 longueur peut donc être augmentée, il porte des divisions 

 qui indiquent en millimètres la longueur totale du tube. 



La platine porte-objet est ronde et mobile, elle peut 

 être cintrée. Sous cette platine se trouve un appareil 

 d'éclairage d'Abbe avec diaphragme iris, le tout étant 

 éclairé par un miroir plan concave. Diaphragme iris, 

 appareil d'Abbe peuvent être facilement supprimés. Le 

 diaphragme iris se déplace latéralement comme d'ordi- 

 naire. Il reste sous la platine un cylindre diaphragme 

 dans lequel les divers diaphragmes d'ouvertures diff'é- 

 rentes sont remplacés par un iris. 



Notre planche IV fait voir la disposition des diverses 

 pièces de l'appareil, elle montre l'iris et l'appareil d'Abbe 

 écartées, le premier à gauche, le second à droite. Le 



