70 SOCIÉTÉ BELGE DE MICUOSCOPIE. 



cylindre à iris supérieur étant resté placé sous la pla- 

 tine ; on voit très bien l'ouverture de l'iris. 



Ce système, très pratique, a, comme on le comprend, 

 de très grands avantages, il suffît d'appuyer sur un levier 

 pour détacher l'appareil d'Abbe et opérer avec la lumière 

 ordinaire, tamisée par une ouverture appropriée de l'iris; 

 il y a donc là un gain de temps relativement considérable 

 dans le maniement de l'appareil. 



Notre planche Y représente le grand stalif privé de 

 chariot mobile. 



Un modèle très analogue à celui-ci, mais privé du 

 perfectionnement relatif au cylindre iris, se construit 

 par la maison, soit sur trépied anglais, soit sur fer à 

 cheval. Nous donnons dans notre planche YI, l'aspect 

 de ce statif monté sur trépied. 



La même forme de microscope, avec une platine fixe 

 et rectangulaire. Le microscope est inclinant, et l'incli- 

 naison se fixe ici aussi par une sorte de clef placée 

 latéralement au pied. Quant au système d'éclairage il 

 est le même que dans les statifs précédents; ici aussi il 

 existe sous la platine les deux iris. Ce statif difïère des 

 précédents simplement par la forme de la platine. 



Citons encore paruii les microscopes de la maison, le 

 statif qui, dans les catalogues, porte le numéro llb. 

 Nous en donnons la figure dans la planche VIL 



C'est un microscope droit, monté sur trépied. Le tube 

 du microscope possède deux mouvements, un mouve- 

 ment lent par vis micrométrique non pourvue de divi- 

 sions et un mouvement rapide par une crémaillière 

 à deux roues. Modèle très avantageux à recommander 

 aux Instituts et aux étudiants. 



Quant au système d'éclairage de cet appareil il est 



