MESURES 



DANS LES 



RECHERCHAS MICROSCOPIQUES 



Par P. FRtUCOTTE 



Dans la séance du 15 octobre, nous avons démontré 

 pratiquement qu'avec l'oculaire compensateur 4, de 

 Zeiss que nous possédions, et pour une longueur de tube 

 160 mm., chaque division du micro-oculaire (1/2 mm. 

 divisé en 10 parties) avait une valeur exprimée en ,a, 

 égale au nombre indiquant le foyer de l'objectif. Nous 

 avons communiqué les résultats de nos recherches à la 

 maison Zeiss qui construisit immédiatement pour nous 

 un oculaire micromètre spécial compensateur i, sur le 

 modèle connu de ces instruments de mensuration. 



Mais il ne répondait plus aux mesures que nous avions 

 obtenues avec notre oculaire 4 ; en effet, la formule de 

 l'oculaire 4 avait subi un léger changement dans sa 

 construction ; avec ce nouveau compensateur 4, il faut, 

 pour se trouver dans les conditions' que nous avons fait 

 connaître, ou bien, employer un micromètre gradué spé- 

 cialement, ou bien, il est nécessaire de ramener la lon- 

 gueur du tube à 145 mm. 



Quant au nouvel oculaire 4, compensateur transformé 



