«ULl.ETI.N DKS ïïLANCES. 1:23 



en oculaire micromètre, nous le trouvons excellent. 

 A notre avis, il a, sur l'oculaire G euiployé dans les 

 mêmes circonstances, l'avantage de posséder un verre 

 de l'œil d'un diamètre plus grand ; il fatigue, par consé- 

 quent, moins la vue. 



Toutefois nous reconnaissons volontiers que l'ocu- 

 laire t) de Zeiss, construit en oculaire micromètre est un 

 instrument excellent qui a une haute utilité quand il 

 s'agit de prendre quehjues mesures seulement. l*our des 

 travaux qui demandent plusieurs heures de lecherches 

 l'oculaire 4 sera préféré. 



Aux élèves qui ont travaillé sous notre direction, voici 

 les conseils que nous donnons surtout quand ils possè- 

 dent un petit outillage personnel (microscope, oculaires, 

 quelques objectifs et une chambre claire d'Abbe) et qu'ils 

 ont le désir de travailler en dehors du laboratoire. Avec- 

 la chambre claire de Zeiss, ils dessinent les traits du 

 micromètre objectif pour un oculaire et pour chacun des 

 objectifs qu'ils possèdent à une longueur de tube déter- 

 minée. Ils ont ainsi un certain nombre de règles, types 

 leur donnant, avec chacun de leur objectif, leur oculaire 

 et leur chambre d'Abbe, l'amplitication de chacune des 

 combinaisons. 



Quand ils désirent connaître les dimensions d'un élé- 

 ment quelconque, ils en prennent le contour avec la 

 chambre d'Abbe et une combinaison optique convenable. 

 Il sutïit, qu'avec un compas ou une bande de [)apier, ils 

 mesurent les dimensions fournies par leur croquis avec 

 la règle type correspondante à la combinaison o()tique 

 qui vient d'être employée. 



Les règles types peuvent être construites couime suit, 

 et elles deviennent alors éminemment pratiques car 



