424 SOCIÉTÉ UELCI-; HE MlCIlOSCOlME. 



la mesure se fait avec une 1res grande facililé : les 

 traits que l'on voit avec la chambre claire d'Abbe, un 

 oculaire déterminé et chacun des objectifs que l'on pos- 

 sède sont tracés, soit au crayon, soit mieux à l'encre de 

 Chine, non pas sur du papier, mais sur une bande de 

 verre dépolie (dimension d'un porte -objet, format 

 anglais). Les traits sont ensuite recouverts avec un 

 grand couvre-objet enduit de baume; le verre dépoli 

 redevient ainsi transparent laissant voir très nettement 

 les traits noirs; on laissera sécher parfaitement le 

 baume. Il va sans dire que si l'on veut de nombreux 

 traits sur la bande de verre il suHira de coller à la suite 

 l'un de l'autre plusieurs couvre-objets. Chaque règle 

 type portera une étiquette indiquant la combinaison 

 optique à laquelle elle correspond. On devine mainte- 

 nant comment on procédera aux mesures. Ayant pris les 

 croquis à la chambre claire d'Abbe d'un objet quel- 

 conque, on mesurera avec la règle type convenable les 

 dimensions en plaçant ce dernier couvre-objet en des- 

 sous; on verra ainsi à combien de divisions du micro- 

 mètre amplifié correspond chacune des dimensions dont 

 on veut connaître la valeur. Il est nécessaire de placer 

 le côté de la règle type qui porte le couvre-objet sur le 

 croquis même, pour éviter ainsi des parallaxes consi- 

 dérables; avec de minces couvre-objets ces derniers sont 

 presque nuls. 



Dans les recherches courantes, nous conseillons encore 

 aux personnes qui travaillent, sous notre direction, de 

 mesurer mentalement, quand la chose est possible, les 

 objets qu'elles examinent en fonction du diamètre ou 

 du rayon du champ du microscope. Il faut pour cela 

 connaître le diamètre du champ pour chacune des corn- 



