IIULLKÏIN DES SÉANCES. ISS 



l)iiiaisons optiques oculaires etoI)JL'clifs que Ton possède. 

 On peut dresser, dans ce but, un tableau en examinant 

 une fois pour toutes un micromètre objectif avec un ocu- 

 laire et un objectif donné et en tenant note du nombre 

 de divisions perçues dans le cliamp; ce travail est même 

 tout indiqué page 19, dans le catalogue de Zeiss, pour 

 les apochromatiques et l'oculaire i, le voici : 



Immer. Immer. 



A sec. à eau. homogène. 



Objectifs 16.0 8.0 4.0 3.0 2.5 30 2.0 0.5 



Diamètre du champ . 2 1 0,5 0,35 0,25 0,35 0.25 0,20 



Avec ces données supposons que l'on examine avec 

 l'objectif i mm. et l'oculaire 4, dont le diamètre du cliamp 

 est 0,5 mm., un objet qui couvrirait environ la moitié 

 du champ on en conclura que le dit objet a une longueur 



d'environ -^ ou 0,^5. Il est facile d'apprécier mentale- 

 ment si un objet couvre le 1/5, le 1/i, le I/o et même 

 le 1/6 du rayon; par un calcul simple on arrivera ainsi 

 à obtenir des mesures approximatives, mais sufïisantcs 

 pour mieux apprécier les objets que l'on examine. 



Les personnes qui font sérieusement de la micropho- 

 tographie éprouvent une certaine difficulté pour connaî- 

 tre au préalable le tirage qu'il faut donner à la chambre 

 noire pour obtenir un grossissement donné avec un 

 objectif et oculaire déterminé. Nous allons liiire con- 

 naître certaines règles que nous mettons en pratique 

 dans nos travaux. 



L'amplification d'une image projetée s'obtient en divi- 

 sant la distance donnée en mm., à laquelle elle est pro- 

 jetée par le nombre qui exprime le foyer de l'objectif et 

 en multipliant le quotient ainsi obtenu par le pouvoir 

 amplifiant de l'oculaire mis en œuvre. 



