S2 SOCIÉTÉ DELGE DE MICROSCOPIE. 



.\oii%oaiix appareil»»» de la iiiaij>»oii Zeiss 



Par 1». Drosten. 



I 



Un nouvel appareil à dessiner basé sur le principe de la chambre claire 



d'Abbé. 



Cet appareil, décrit par le docteur S. Czapski, dans 



la Zeitschrift fur ivissensc/iaft. Microscopie, Bd XI 



1894, p. 289-:298, réunit maintenant tous les avantages 



-d'un outillage à dessiner parfait, surtout en l'employant 



avec la table à dessiner de Bernhard modifiée par Zeiss. 



La partie essentielle de la chambre claire d'Abbé se 

 compose d'un cube formé par deux prismes collés ensem- 

 ble par leurs faces de l'hypothénuse dont une est 

 argentée. Dans cette argenture une petite place reste 

 libre pour donner passage à l'image de l'objet. Un 

 miroir d'assez grandes dimensions A (pi. I, fig. 1) tenu 

 latéralement par un bras en aluminium, projette vers 

 ce prisme l'image du papier de dessin. Le cube de 

 prisme ordinaire, qui a une ouverture de 1 m/m de dia- 

 mètre peut être remplacé par un autre prisme (ajouté à 

 l'appareil), présentant dans son argenture une ouverture 

 de 2 m/m de diamètre. Ce changement sera apprécié, 

 quand il s'agira d'utiliser entièrement la pupille d'émer- 

 gence plus large des faibles grossissements, notamment 

 quand l'éclairage sera peu intense, par exemple dans 

 les observations à la lumière réfléchie. 



Toute la partie supérieure de l'appareil (prisme, dia- 

 phragmes et miroir) pivote sur l'axe Z(v. pi. I, fig. 1, 2) 

 et découvre ainsi entièrement l'oculaire; cette disposition 



