BULLETIN DES SÉANCES. S3 



permet de passer rapidement du travail avec l'appareil à 

 l'observation oculaire ordinaire et vice-versa. Ramené au 

 dessus de l'oculaire, l'instrument reprend toujours exac- 

 tement sa position, grâce à un encliquetage spécial. 



Le centrage de l'appareil dans la direction verticale se 

 fait facilement au movcu de l'anneau de serrai>e A.S 

 (pi. I, fig. 1] qui fixe la chambre sur le microscope. Le 

 centrage dans le plan horizontal est obtenu par un méca- 

 nisme très finement construit qui est manœuvré par deux 

 vis L et //(pi. I, fig. 1-2), qui lui impriment deux mou- 

 vements perpendiculaires l'un à l'autre. L'appareil permet 

 donc une mise au point exacte de toute l'étendue du 

 champ. 



Pour faire varier l'éclairage relatifau papier et à l'image 

 on se sert : 1" d'une espèce de chapeau R qui emboîte 

 le prisme et qui est muni sur son pourtour de verres 

 enfumés (pi. I, tig. 1); ^^ d'un disque excentrique B 

 garni, lui aussi, de verres enfumés (pi. I, fig. 1). Disque 

 et chapeau ont chacun un trou complètement vide; ils 

 peuvent donc rester sur l'appareil, même quand il n'est 

 pas nécessaire d'amortir l'éclairage de l'image, ni celui 

 du papier. 



Le verre de lunette dont les observateurs à vue anor- 

 male peuvent avoir besoin pour distinguer nettement le 

 dessin, est centré sur le trou supérieur du couvercle R et 

 introduit dans son ouverture après avoir été au préalable 

 taillé convenablement. 



Cet appareil permet donc les variations d'ajustement 

 les plus diverses pour obtenir les conditions les plus 

 avantageuses au dessin. Pour éviter toute distorsion il 

 est à conseiller d'employer avec l'appareil le pupitre à 

 dessiner du docteur ^Y. Bernhard modifié par Zeiss 



