BULLETIN DES SÉANCES. 8$ 



reste toujours exacte sansque l'on ait à faire de nouveaux 

 ajustements. 



Le prix de la chambre claire est de 75 fr. Le pupitre 

 se fait en deux exécutions : 1" pour l'emploi avec un 

 microscope placé verticalement fr. 45-75; 2° avec un 

 mécanisme d'inclinaison, pour l'incliner en même temps 

 que le microscope fr. 52,50. 



H 



Nouvelle platine mobile pour statif I". 



Cette platine, d'une construction très soignée, a 

 l'avantage de rendre superflu l'emploi d'une seconde 

 platine massive séparée en caoutchouc durci. Notre 

 planche II, nous montre le statif muni de la nouvelle 

 platine mobile. 



Voici la description de ce mécanisme. 



L'un des petits côtés du porte-objet est, comme d'ordi- 

 naire, appuyé contre l'équerre A (fig. 2), tandis que l'un 

 des grands côtés est pressé contre le rebord du cadre II. 

 A l'aide de la deuxième équerrc B qui glisse dans une 

 rainure longitudinale, il est facile de bien fixer le porte- 

 objet. Pour s'adapter aux différents formats des porte- 

 objets, l'équerre A peut être placée à plusieurs points du 

 cadre à l'aide de la vis h, d'une goupille et d'une série de 

 trous percés dans le métal du rebord (i). 



Le cadre avec ses équerres et le porte-objet peut être 



(1) C'est avec intention que la vis h nécessite l'emploi d'un tournevis; 

 elle est lixéc une fois pour toutes p;ir le inicroi;ra|ilie qui se sert de 

 rinstruuioul. Si elle pouvait ùlrc dépluct3e trop facilement, la sûreté du 

 ri'péragc serait compromise. 



