56 



SOCIÉTÉ BELGE DE MICROSCOPJE. 



déplacé vers la droite de 50 m/m, au moyen du pignon K 

 qui engrène dans une crémaillère; il est guidé dans ce 



W 



Fig. 2. 



mouvement par une queue d'aronde placée immédiate- 

 ment au dessous de la crémaillère. Le vcrnier Ni de la 

 division S, permet de mesurer le déplacement du cadre; 

 sa lecture sert en même temps à caractériser la position 

 du cadre. 



Le bouton TFqui dépasse la platine sur le côté droit 

 de l'instrument, actionne une crémaillère perpendiculaire 

 à la première, et fixée au dessous de la platine T; ce 

 bouton déplace la platine d'avant en arrière. 



Deux glissières vissées sur la table supportant la pla- 

 tine mobile (invisibles dans la figure, parce qu'elles sont 

 complètement recouvertes), assurent à celle-ci une marche 

 à la fois exacte et douce. On voit par contre sur la figure 

 quatre bandes surélevées sur la table G; ces bandes sont 

 soigneusement aplanies et polies et servent d'appui au 



