lîULLETlN DES SEANCES. 



87 



mouvement de la platine mobile. Le déplacement est 

 encore mesuré et par conséquent la position de la platine 

 caractérisée par la lecture du vernier A2 sur l'échelle S-r, 

 le mouvement peut atteindre dans cette direction 

 55 m /m. 



La platine mobile Test percée d'un trou ovale allongé 

 dans la direction du mouvement; ce trou s'élargit en 

 forme de cône vers le bas; la table G qui supporte la 

 platine mobile est percée d'un trou circulaire; on assure 

 ainsi le contact du porte-objet avec la surface supérieure 

 du condensateur. On sait que ce contact est indispensable 

 pour la microscopie moderne. 



La construction est solide et massive, ses surfaces de 

 glissement et ses mécanismes de mouvement sont 

 garantis contre la poussière et contre toute action atmos- 

 phérique ou mécanique. On peut même, si on le désire, 



Fig. 3. 



découvrir avec la plus grande facilité toute la surface de 

 la table : en desserrant le bouton X on enlève le cadre 



x\i 



