GO 



SOCIÉTÉ BELGE DE MICKOSCOI'IE. 



a. le diapliragme-cylindre ordinaire (avec trois dia- 

 phragmes de grandeurs différentes). 



b. le diaphragme-cylindre à iris nouvellement construit; 

 l'ouverture de ce diaphragme peut être agrandie et 

 rapetissée d'une manière continue (fig. 4). 



c. ie système d'éclairage N" 19 de 1,0 ouv. num., muni 

 d'un diaphragme-iris fixé au centre de son plan focal 

 inférieur. Ce système d'éclairage est indispensable 

 quand on veut travailler avec des objectifs forts (fig. 5 



Fig. 4. 



Fifl. 5. 



Le système d'éclairage N" 19 suffit même pour les 

 études bactériologiques à « éclairage plein » ; car lorsque 

 le porte-objet n'est pas relié au condensateur par une 

 couche d'huile ou d'eau (et ordinairement cela ne se fait 

 pas), les grands condensateurs eux-mêmes ne donnent 

 qu'un cône d'éclairage d'une ouverture numérique de 1,9, 

 quand le diaphragme-iris est ou enlevé, ou conqilèlement 



