BULLETIN DES SÉANCES. 6! 



ouvert. Le reste du cône se perd par réflexion totale à la 

 surface supérieure du condensateur. 



Cette ouverture de 1,0 est absolument suffisante pour 

 les besoins de l'éclairage axial. 



Naturellement ce système de condensateur ne permet 

 pas l'emploi de l'éclairage oblique ; les micrograplies 

 qui, pour leurs recherches, auront besoin de ce mode 

 d'éclairage, devront choisir l'un des grands statifs (l' II' 

 IV^ V"). 



La lumière est envoyée dans le condensateur par un 

 double miroir plan et concave (de 56 m/m de diamètre) 

 capable de tourner dans toutes les directions. 



Le prisme qui guide le mouvement micrométrique 

 pour la mise au point exacte, est fixé sur la platine. Ce 

 mouvement micrométrique est tout aussi précis pour le 

 statif VP que pour les grands modèles ; il permet 

 l'emploi des objectifs les plus forts, même des objectifs 

 à immersion. 



Ce qui caractérise le statif YP c'est son mouvement rapide 

 par crémaillère et pignon. 



Le tube (qui ne porte pas de division), a au maximum 

 une longueur de 160 m/m, longueur pour laquelle sont 

 ajustés tous les objectifs. Quand on se sert d'uii revolver 



— ce qui peut se faire très commodément avec ce statif 



— la longueur du tube doit être diminuée de la hauteur 

 du revolver (environ \o m/m). 



Un trait marqué sur le tirage indique exactement 

 la longueur à donner au tube quand on se sert du 

 revolver. 



Le prix de ce statif avec diaphragme-cylindre ordi- 

 dinaireestde fr. 151.25; avec diaphragme-iris fr. lil.:25 

 et avec le condensateur et le diaphragme-iris fr. 150. 



