402 ANNALES DE LA SCIENCE AGRONOMIQUE 



rant d'eau suivant la direction des flèches et on règle la vitesse 

 au moyen d'un tube piézométrique p, de façon que le débit soit de 

 1.000 centimètres cubes en 202 secondes. La vitesse du courant 

 ascendant dans chaque allonge est alors : 



En A de Oni"^ 2 par seconde 

 En B de 2'ûra o — 



En C de y"»™ — 



Si l'on suppose des grains de sable en suspension dans l'eau qui 

 traverse ces allonges, ils tomberont avec une vitesse propre d'au- 

 tant plus grande qu'ils seront plus gros et qui sera supérieure, 

 inférieure ou égale à la vitesse ascendante de l'eau dans l'allonge. 

 Dans le premier cas, ils se déposeront dans l'allonge, dans l'autre, 

 ils seront entraînés par le courant d'eau. Si l'on fait passer dans 

 tout le système de l'eau tenant en suspension des grains de sable 

 de diamètres différents, il s'en déposera dans chaque allonge des 

 lots qui auront des diamètres décroissants de G en A. Ces dia- 

 mètres sont, suivant M. Kopecky : 



En C > à Om^i 



En B de O^mos à Om^l 

 En A de 0«»n»oi à 0™™05 



Enfin, les grains dont le diamètre est inférieur à O^^'^Ol seront 

 entraînés hors de l'appareil et recueillis à part. 



Voici comment on pratique l'analyse : 



On pèse 50 grammes de terre séchée à l'air, passée au tamis do 

 2 millimètres de mailles. On les place dans une capsule avec en- 

 viron 400 centimètres cubes d'eau et on fait bouillir pendant une 

 ou deux heures pour désagréger d'une façon complète le sable et 

 l'argile. L'appareil étant au préalable rempli d'eau oi'diuaire, on 

 débouche l'allonge C et on la vide à l'aide d'un siphon. On y 

 entraîne l'eau trouble et toute la terre délayée et désagrégée avec 

 le doigt. On fait passer le courant d'eau dans l'appareil en ré- 

 glant la vitesse de façon que le niveau de l'eau dans le piézomètre 

 se fixe au trait de repère p. On arrête l'opération quand les licpiides 

 qui passent en r sont devenus limpides, ce qui demande deux à 

 trois heures. 



