20 Kleinere Mittheilungen. VII, 1. 



Durch diese Vorrichtung ist zugleich die Bewegung des Gläschens 

 in rollender Richtung um seine Längsachse und die Verschiebung in 

 paralleler Richtung zu derselben gesichert, ohne das Object aus der 

 optischen Aclise des Mikroskopes entfernen zu müssen. Die Federn haben 

 des weiteren noch den Zweck, die Einführung von Reagirgläsern ver- 

 schiedener Dicke in denselben Apparat bei gleicher Sicherheit der 

 Einstellung zu ermöglichen. 



Ich habe mit dem Apparat vielfach gearbeitet und mit seiner Hülfe 

 gute photographische Aufnahmen von Culturen noch mit starken Ob- 

 jectivsystemen (Zeiss D.) erhalten, so dass ich ihn als eine zweck- 

 dienliche Bereicherung des mikroskopischen Instrumentariums bezeichnen 

 und empfehlen kann. Der Halter wird nach meinen Angaben von 

 C. Zeiss in Jena zum Preise von 5 Mark hergestellt. 



Hamburg, März 1890. 



[Eingegangen am 2. April 1890.] 



Mikrophotographisches 



Von 



Dr. R. Neuhaiiss 



in Pierlin. 



Bei Besprechung der zur Erzeugung von monochromatischem Licht 

 dienenden Absorptionscüvetten sagt Moitessier in seinem Lehrbuche 

 der Mikrophotographie *: „Die Stellung der Cüvette ist von Wichtigkeit, 

 denn sie gestattet innerhalb gewisser Grenzen die Wirkung der Absorp- 

 tionsflüssigkeit auf die Strahlen der Lichtquelle abzustufen. Das Ma- 

 ximum der Absorption wird erreicht, wenn man die Cüvette in die Bahn 

 der Lichtstrahlen einschaltet, noch ehe sie auf die Sammellinse gelangen. 

 Stellt man dieselbe dagegen zwischen Sammellinse und ihrem Brenn- 

 punkte auf, so ist die Absorption um so geringer, je näher sie sich dem 

 Brennpunkte befindet, je kleiner also der von dem Lichtkegel durch- 

 setzte Theil der Absorptionsflüssigkeit ist". Diese Behauptung ging in 

 die von Benecke ins Werk gesetzte Bearbeitung des MoiTEssiEB'schen 



') MoiTEssiEB, La Photographie appliquee aux recherches raicrographlqnes. 

 Paris 1866, p. 185, 



