VII, 1. 



Kleinere Mittheilungen. 



19 



Heren, und weil anderseits die Beobachtung der Cultur nur auf den 

 innerhalb der beiden Stützpunkte gelegenen Theil sich beschränken 

 musste, wodurch der am Ende des Halters befindliche Abschnitt des 

 Gläschens von der Untersuchung ausgeschlossen war. 



In der vorliegenden verbesserten Form verlegte ich deshalb die 

 Stützpuakte (S) von den Enden mehr nach der Mitte des Rahmens, wo- 

 durch sie einander so weit genähert werden, dass zwischen ihnen noch 

 genügend Spielraum für die Objectivlinsen des Mikroskopes geblieben 

 ist. Der Rahmen (R) stellt eine durchbrochene oblonge Fussplatte von 

 der Länge des Objecttisches dar, welche durch die Klemmen des Mi- 

 kroskopes in entsprechender Weise auf der Tischplatte befestigt wird. 

 Die lichte Weite des Rahmens ist so bemessen, dass ein kleiner Con- 

 densor für besondere Beleuchtungszwecke von unten her bequem 



durch die OefFiiung des Mikroskoptisches emporgeschoben werden kann, 

 um die obere Wand des Reagirgläschens noch völlig mit einem starken 

 Lichtkegel zu durchleuchten. Für denselben Zweck sind auch die 

 rundlichen Auskerbungen vorgesehen , welche an der Innenseite der 

 beiden kurzen Seiten des Rahmens und den gegenüberliegenden Fuss- 

 leisten der Stützpunkte ausgeschnitten sind. 



Auf dem Rahmen erheben sich in rechtem Winkel die beiden 

 Stützpunkte (S), welche mittels einer kleinen Fussleiste angeschraubt 

 sind. Ihre obere Kante ist dreieckig ausgeschnitten und dient als 

 Unterlage des Gläschens, das sie jederseits mit zwei Punkten der Wan- 

 dung berührt. Die Feststellung des Gläschens erfolgt durch die federn- 

 den Klammern (F), welche sich von der Fussleiste der Stützpunkte 

 aus bogenförmig auf die obere Kante derselben herüberschlagen. Die 

 Federn fassen beiderseitig einen dritten Punkt des Gläschens an und 

 fixiren dasselbe dadurch in durchaus zuverlässiger Weise, wie die 



Figur 2 es wiedergiebt. 



2* 



