18 Kleinere Mittheilungen. VII, 1. 



Klammern ist die genaue Einstellung eines bestimmten Punktes der 

 Cultnren in die optische Achse des Mikroskopes kaum oder nur mit 

 Schwierigkeiten erreichbar und überdies leicht einer Verschiebung 

 durch geringe Erschütterungen des Apparates ausgesetzt. Mit Hülfe 

 des Halters lassen sich jedoch recht gut Bilder von den Culturen im 

 Glase ohne jede weitere Vorbehandlung derselben gewinnen. Natür- 

 lich müssen passende und völlig durchsichtige Stellen für die Aufnahme 

 im frischen Zustande sorgfältig ausgewählt werden. Indessen wird auch 

 die innere Structur mancher Organe, wie der Perithecien und Pykniden 

 einiger Askomyceten, welche auf der menschlichen Haut vorkommen, 

 unschwer erkenntlich und scharf diflfereuzirbar, wenn man die Culturen 



1. 



in toto gewissen Härtungs-, Färbungs- und Aufhellungsmethoden unter- 

 wirft, für deren ausführliche Schilderung hier nicht der geeignete 

 Platz ist. 



Für alle diese Zwecke der mikroskopischen Beobachtung von 

 Reagirglasculturen erwies sich die gegenwärtige Gestalt des Halters 

 am brauchbarsten, nachdem das erste Modell, welches auf unsere Ver- 

 anlassung von der Firma C. Zeiss in Jena angefertigt war, von mir 

 abgeändert und von einigen seinen Gebrauch erschwerenden Nach- 

 theilen befreit wurde. Der Apparat bestand anfangs aus einem ein- 

 fachen oblongen Rahmen, dessen Enden beiderseits zu Stützplatten 

 aufgebogen w^aren, gegen welche das Reagirglas durch federnde 

 Klemmen angepresst wurde. Diese Ausführung litt an dem Fehler, dass 

 die untersten Abschnitte der Cultur nicht gut in die optische Achse des 

 Mikroskops einzustellen waren, weil einerseits das Ende des Rahmens 

 nicht bis zur Mitte des Objecttisches vorgeschoben werden konnte, ohne 

 die sichere Befestigung durch die Klemmen des Mikroskopes zu ver- 



