78 Referate und Bcsi)rechungen. VII, 1. 



Herman construirte eine kleine Mühle, die aus einem vom Wasser- 

 leitungsstrahle getriebenen Mühlrade besteht, dessen Achse an einer 

 Seite mit einer Kurbel versehen ist, deren Rotationsbewegung durch 

 ein Metallstäbchen in eine Hin- und Herbewegung umgesetzt und auf 

 eine, zur Aufnahme von Glasschalen bestimmte, in einem Holzgestell 

 aufgehängte Metallschale übertragen wird, während auf der anderen 

 Seite der Achse eine offene Metallhülse angebracht ist, in welches ein 

 Reagensröhrchen hineinpasst. Die Wasserzuleituug zum Mühlrade ge- 

 schieht durch einen weiten Trichter, der durch eine niedrige Zwischen- 

 wand in zwei Abtheilungen getheilt wird, deren grössere sich nach dem 

 Miihlrade zu öffnet, deren kleinere durch ein enges Bleirohr in einen 

 über der Stelle, wo das Reagensröhrchen Platz findet, angebrachten, 

 fächerartigen Ansfluss ausmündet. Je nachdem nun das Wasserleitungs- 

 wasser durch einen Schlauch in die grössere oder kleinere Abtheilung des 

 Trichters geleitet wird , wird nur der Schüttelapparat , mittels dessen 

 histologische Präparate in kurzer Zeit mit Farbstoffen oder Härtungs- 

 massen imprägnirt werden können, in Bewegung gesetzt, oder es tritt 

 der fächerartige, als Kühlapparat für das mit seinem Nährmedium be- 

 schickte Reagensröhrchen functionirende Ausfluss und gleichzeitig bei 

 dem nothwendig erfolgenden Ueberlaufeu der Wassermasse über die 

 Scheidewand in die andere Trichterabtheilung das Mühlrad als Rotator 

 des Reagensgläschens in Actiou. üamit die Gelatine nicht den Watte- 

 pfropf nässen kann, wird im letzteren Falle der ganze Apparat mittels 

 einer Stellschraube schräge gestellt. Es soll auf diese Weise eine fehler- 

 freie EsMAEcn'sche Rollplatte hergestellt werden können. 



G. Troje (Tübingen). 



Buclmer, H., Einfacher Zerstäubungs-Apparat zu Inha- 

 lation sversuchen (Centralbl. für Bacteriol. u. Parasitenk. 

 Bd. VI, 1889, No. 10 p. 274). 

 Am Boden eines Reagirgiases befindet sich die bacterienhaltige 

 Flüssigkeit. Durch den das Glas verschliessenden Gummistopfen führen 

 zwei gebogene Glasröhren, von denen die eine bis an den Boden des 

 Gefässes reicht und die übliche Zerstäubuugs-Vorrichtung trägt. Die 

 andere Röhre dient zur Ausführung des erzielten Nebels. Grössere 

 Tropfen bleiben in dem Gefäss zurück, so dass der Nebel ein äusserst 

 feiner und der Materialverbrauch ein überaus geringer ist. Petruschhj. 



Czaplewski, E., Zur Anlage bacteriologischer Museen 

 (Centralblatt f. Bacteriol u. Parasitenk. Bd. VI, 1889, No. 15 

 p. 409). 



