146 Neuhauss: Mikrophotographie a. d. Congr.-Ansstellun gz. Berlin. VII, 2. 



Cassette und beim Aufziehen des Cassettensehiebers unvermeidlichen 

 Erschütterungen der Camera pflanzen sich bei dieser Anordnung auf 

 das Mikroskop fort und führen — wenigstens bei Aufnahmen mit star- 

 ken Objectiven — eine Veränderung der scharfen Einstellung herbei. 



Der rühmlichst bekannte grosse Apparat von Zeiss war auf der 

 Ausstellung mit der Lampe für elektrisches Bogenlicht ausgestattet. 

 Ausserdem zeigte Zeiss noch einen kleineren Apparat für Aufnahmen 

 mit verticalem Mikroskop, bei dem die Balgcamera an solider, in der 

 Höhe verstellbarer, eiserner Säule befestigt ist. Dem gleichen Zwecke 

 dient ein kleiner, von Leitz vorgeführter Apparat, bei dem die Ca- 

 mera von zwei rechts und links vom Mikroskop angebrachten Säulen 

 getragen wird. Die grossen horizontalen Apparate von Klönne und 

 Müller in Berlin und Haktnack in Potsdam besitzen beide erheb- 

 liche Balgenlänge. Bei demjenigen von Hartnack wurde grosse Sorg- 

 falt auf besondere Festigkeit des Mikroskopstativs verwendet, um das 

 lästige Verziehen des Mikroskops, welches sicli nach dem Umlegen 

 bemerkbar macht, auf das denkbar geringfügigste Maass einzuschrän- 

 ken. Die Brauchbarkeit dieses Stativs für gewöhnliche mikroskopische 

 Arbeiten ist nicht im mindesten beeinträchtigt. 



A. Stegemann in Berlin brachte ein Laufbrett für eine mikro- 

 photographische Camera, welches gestattet, den Apparat von der ho- 

 rizontalen in die verticale Lage überzuführen. Auf diesem Laufbrett 

 lässt sich jede Touristen-Camera befestigen. Um die nöthige Balgen- 

 länge zu gewinnen, bringt man an Stelle des Stirnbrettes ein mit Ver- 

 längerungs-Balgen versehenes Brett an. 



P, Thate stellte einen horizontal und vertical verstellbaren mikro- 

 photographischen „Magnesium -Blitzlicht -Apparat" aus. Was diesen 

 Apparat für Blitzlicht-Aufnahmen besonders geeignet machen soll , ist 

 schwer einzusehen, denn auch mit jeder anderen Vorrichtung lassen 

 sich Blitzbilder fertigen. Thate ersetzt das Laufbrett durch zwei fest 

 mit einander verbundene , parallele Metallstäbe. Ein schwer wiegen- 

 der Fehler dieses „Blitzlicht-Apparates" ist die Anbringung eines 

 besonderen, nur aus Tubus, Mikrometerschraube und Objecttisch 

 bestehenden Mikroskops, welches also wegen des fehlenden Fusses für 

 gewöhnliche Mikroskopirarbeit nicht brauchbar ist. Diese Zuthat be 

 wirkt, dass das sonst ganz unscheinbare Instrument 250 Mark kostet. 

 Die Länge des den Camerabalg vertretenden Metallrolires beträgt etwa 

 30 cm. Dieselbe ist natürlich für die meisten mikrophotographischen 

 Arbeiten viel zu geringfügig. Constante Cameralänge bleibt in der 

 Mikrophotographie niemals ein Gewinn, da hierdurch feinere Abstu- 



