VII, 2. 



Referate und Besprechungen. 



179 



2. 



Diese Linse bildet zugleich das untere Glied des Condensorsystems, 

 welches aus drei Linsen besteht, von denen die untere, eben genannte 

 stets mit dem Polarisator verbunden bleibt, während die beiden oberen 

 durch eine besondere Fassung getragen werden, welche von dem Po- 

 larisatortubus getrennt ist. 

 — Dem Uebelstande, wel- 

 cher sich bei dem Ueber- 

 gang von parallelem Lichte 

 in convergentes dadurch er- 

 giebt, dass man das Ob- 

 ject zur Seite bewegen muss, 

 um das Condensorsystem 

 auf den unteren Nicol zu 

 bringen, hat bereits Wül- 

 piNG durch eine besondere 

 Vorrichtung zu begegnen 

 gesucht *. Weitaus einfacher ist die vom Verf. construirte. In die Platte 

 des Objecttisches ist eine drehbare Scheibe gelagert, von welcher ein 

 Arm h (Figur 2) ausgeht, dessen Ende eine ringförmige Gestalt besitzt. 

 Dieser Ring trägt die gemeinschaftliche Fassung der beiden oberen 

 Linsen des Condensorsystems, doch ist die Verbindung des Linsenpaares 

 mit dem Ringhalter keine feste , sondern ist in der Richtung der opti- 

 schen Achse des Mikroskops etwas beweglich. Beim Niedersenken des 

 Condensorsystems folgt die Fassung des Linsenpaares, unterstützt durch 

 den Druck einer in den Riughalter eingelegten schwachen Spiralfeder 

 der Bewegung des Polarisatortubus, so dass man in jeder Lage des 

 Mikroskops den Lichtkegel des Condensorsystems mit dem Polarisations- 

 trieb einstellen kann. Von der drehbaren Scheibe des Linsenhalters 

 geht noch ein zweiter Arm 6' aus, welcher als Handhabe zu einer Seit- 

 wärtsführung des Linsenpaares dient. Die untere Coulisse des Kreuz- 

 schlittentisches ist etwas keilförmig ausgeschnitten, um Raum für einen 

 Führungsarm zu gewinnen. Mit einer in den letzteren angebrachten 

 Anschlagschraube kann die centrale Stellung der Linsen nun regulirt 

 werden. Dieselben treten in ausgeschaltetem Zustande unter die Tisch- 

 platte des Kreuzschlittentisches, und kann somit die Ein- und Ausschal- 

 tung des Condensorsystems vollzogen werden , ohne dass das Präparat 

 verschoben zu werden braucht. 



Tubus. Die grobe Einstellung desselben geschieht durch Trieb- 



») Cfr. diese Zeitschr. Bd. VI, 1889, p. 545. 



12* 



