l^Q Referate und Besprechungen. VII, 2. 



und Zahnstange. Zur Führung der Feinstellung des Tubusträgers dient 

 eine starke prismatische, stählerne Säule. Die Feinstellschraube hat 

 eine Steighöhe von O'ö mm und der Kopf derselben ist in 100 Theile 

 eingetheilt, welche ein am Fussträger befestigter Nonius n (Figur 1) 

 bestreicht und das Fünftel eines Intervalles, also O'OOl mm, abzulesen 

 gestattet. Das die Objective tragende Endstück des Tubus ist durch 

 zwei feine Schrauben für die Centrirung der Objective beweglich. Die 

 letzteren werden nicht augeschraubt, sondern durch eine Ob jectiv- 

 fc 1 a m m e r Ti gehalten. Diese Vorrichtung hat den grossen Vortheil, eine 

 schnelle Auswechslung der Objective zu ermöglichen, ohne die Centrir- 

 vorrichtung in dem Maasse anzustrengen, wie dies durch das An- und 

 Abschrauben geschieht. Revolvervorrichtungen belasten die Centrirvor- 

 richtung zu sehr und beeinträchtigen die gute Function derselben nach 

 längerem Gebrauche. — Um schärferen Objectiven schon in sich selbst 

 eine bessere Centrirung zur optischen Achse zu geben, sind die oberen 

 Glieder der Objectivfassung mit drei Schrauben versehen. — Dicht über 

 der Objectivklammer befindet sich unter einem Winkel von 45" zum 

 Hauptschnitt des Mikroskopes ein Schlitz zur Einführung der Biot-Klein- 

 schen Q u a r z p 1 a 1 1 e. Ebenso können Quarzkeile, Gypsblättchen,Viertel- 

 undulationsglimmerlamelle u. s. w. an dieser Stelle eingeschoben wer- 

 den. — An dem unteren Theile des Tubus befindet sich noch ein wei- 

 terer Ausschnitt, in welchem die Leiste mit der Fassung des Analy- 

 sators iV verschoben werden kann. Dieser Nicol ist nach dem von 

 Glan und Thompson angegebenen Schnitt angefertigt, so dass der aus- 

 tretende Strahl nicht seitlich verschoben ist. — Eine dem Analysator 

 aufgesetzte Linse bewirkt die Correction der durch den Kalkspath 

 veränderten Bildweite für mittlere und stärkere Objective. Ein weiterer 

 Durchbruch K der linksseitigen Tubuswand ermöglicht die Einführung 

 des Hülfsobjectivs in das Auszugsrohr .R, welches durch Zahntrieb 

 verschoben werden kann. Die Objectivlinse ist in den Schieber /" ge- 

 fasst, dessen Stellung beim Herausziehen durch den federnden Anschlag 

 g begrenzt wird, während beim Einschieben die richtige Lage in der 

 Achse des Tubus durch den Anschlag des Schiebers f gegen die Wand 

 des Auszugsrohres kenntlich wird. Das Hülfsobjectiv bildet mit dem 

 zugehörigen RAMSDEN'schen c u 1 a r ein zusammengesetztes Mikroskop 

 von etwa fünffacher Vergrösserung , welche ausreichend ist für die Be- 

 trachtung der von den Objectiven 5 bis 12 (Hartnack) erzeugten Achsen- 

 bilder. Die Erhaltung einer constanten Vergrösserung bietet den Vor- 

 theil einer bequemen Messung des scheinbaren Winkels der optischen 

 Achsen. — Das Auszugs röhr trägt eine Millimetertheilung, deren 



