VII, 2. Referate und Besprechungen. 181 



Zahlen den Abstand des Ociilar vom Objectiv, also die jeweilige Tubiis- 

 länge, angeben. Hierdurch kann diejenige Stellung des Auszugsrohres, 

 bei welcher man bei den verschiedenen Objectiven die Achseubilder 

 ohne Parallaxe sieht, ein und für allemal festgestellt werden. — Auf 

 das Ende des Ocularrohres i? wird ein Analysator aufgesteckt. Die 

 Fassung enthält einen Schlitz, welches ebenfalls die unten in den Tubus 

 einzuschiebenden Quarz-, Gypsblättchen u. s. w. aufnehmen kann. 



Ocnlarc. Hierzu dienen die HuYGHEN'schen Oculare No. 1, 2 

 und 3, sowie das RAMSDEN'sche Ocuiar No. 4, welches letztere meist 

 in Verbindung mit dem Hülfsobjectiv benutzt wird. Für stauroskopische 

 Messungen sind die Oculare vou Bebtkand* und Caldeeon- beigegeben. 



Attribute. 

 A. Besondere Beleuchtungsapparate. 



1. Die numerische Apertur von Cond ensorsystem und 

 Obj ectivsy Stern ist, wie Liebisch gezeigt hat^, das Maass für den 

 Umfang, in welchem im convergenten polarisirten Lichte die Interferenz- 

 figuren und Absorptionsphänomene an doppelbrechenden Krystallplatten 

 überblickt werden können. Die bereits vor fünf Jahren vom Verf. zu 

 diesem Zwecke construirten besonderen Linsensysteme von der nume- 

 rischen Apertur 1*47, welche in Verbindung mit einem grossen Nicol- 

 schen Prisma, resp. Glasplattensatz und einer stark brechenden Immer- 

 sionsflüssigkeit verwendet werden , haben jetzt eine weitere Erhöhung 

 der numerischen Apertur erfahren. 



2. Beleuchtungsapparat von Abbe *. Die vom Verf. vor- 

 geschlagene Modification gestattet zwar nicht die Drehung desselben 

 um die Achse des Instrumentes, doch bietet hierfür der drehbare Object- 

 tisch vollständigen Ersatz. 



.3. Spectropolarisator von Abbe ^ zur Beleuchtung mit homo- 

 genem Lichte. 



4. Halbschattenpolarisator (Zwillingsnicol) für staurosko- 

 pische Messungen. Derselbe wird in die verschiebbare Hülse unter 

 dem Mikroskope angebracht. Der Einfall des Lichtes geschieht durch 



») Zeitschr. f. Krystallogr. Bd. I, 1877, p. 69. 

 «) Zeitschr. f. Krystallogr. Bd. II, 1878, p. 70. 



3) Jv'achrichten d. K. Gesellsch. d. Wiss. n. d. G.A.-IJniv. in Götüngen. 

 1888, p. 202. 



') DippEi,, L., Das Mikroskop. Bd. I, 1882, p. 616. 

 ■") DiPPEi-, L., 1. c. Bd. I, 1882. p. 620. 



